2/8 



R. Wihbtatter und A. Stoll. 



iibrigens auch wahrend des Versuchs nicht konstant bleibt. Dadurch wird 

 die Berechnung der Absorption kompliziert, und die Verschiedenheit der 

 Temperaturen bedingt Fehler bei der Beriicksichtigung der Dampftension 

 eines Losungsmittels. 



Wir ziehen es deshalb vor, Temperaturgleichheit im AbsorptionsgefaB 

 und der Gasbiirette herzustellen. Aus dem Thermostaten (T] von 100 1 

 \Yasserraum, worin clas AbsorptionsgefaB geschiittelt wird, schicken wir 



mit einer fiir diesen Zweck konstruierten 

 kleinen Zentrifugalpumpe (Fig. 14 und Z in 

 Fig. 15) einen raschen Strom Wasser (7 1 in 

 der Minute) durch den die Burette umge- 

 benden Glasmantel und lassen das Wasser in 

 den Thermostaten zuriickflieBen; die Ver- 

 bindungsleitungen sind zweckmaBig mit As- 

 bestpapier gut isoliert. Die Temperaturdiffe- 

 renz zwischen der Gasbiirette und dem Ther- 

 mostaten war bedeutungslos ; sie betrug selbst 

 in den Versuchen bei o nur 0,05 . 



Den Thermostaten, der mit Asbestpappe 

 gegen auBere Temperatureinfliisse etwas ge- 

 schiitzt war, stellten wir auf o ein, indem 

 wir in einer immer 15 cm hohen Schicht von 

 fein gemahlenem Eis durch ein Riihrwerk 



(Rw) Wasser in lebhafter Stromung hielten ; es war notig, bei Versuchsbeginn 

 etwa 50 g Kochsalz zuzufiigen, um trotz der Erwarmung von auBen genau 

 die Schmelztemperatur des Eises zu erreichen und bei langdauernden 

 Versuchen das im Uberlauf abflieBende Kochsalz zu ersetzen. Die Ein- 

 stellung auf 15 (mit Schwankungen von weniger als 0,1 c ) geschah unter 

 Anwendung eines Thermoregulators (TV) durch Heizung mit einem Mikrc- 

 brenner (M) und gleichzeitiges Kiihlen mit einem langsamen Strom kalten 

 Wassers von konstanter Temperatur. 



In bezug auf die Trocknung des Gases verfuhren wir anders als Geff- 

 cken, der vor der Anwendung das Gas trocknet, am Ende des Versuchs 



Fig. 14. Zentrifugalpumpe. 

 ( l / 3 nat. GroBe.) 



