330 R. Willstatter und A. Stoll. 



mungen. Die Dimensionen des Apparates (Fig. 16^ sind so vergroBert, 

 daB die Biirette bis zur Offnung der Capillare, die an die Pipetten an- 

 geschlossen wird, 200 ccm faBt. Da nur die MeBbereiche von o bis 7 Proz. 

 fiir Kohlendioxyd und von etvva 17 bis 27 Proz. fiir Sauerstoff in Be- 

 tracht kommen, so ist die zylindrische Rohre vom Nullpunkt an bis 

 zu 14 ccm graduiert mil I 1 2 mm Abstand fiir 0,1 ccm; dann folgt eine 

 kugelige Erweiterung der Burette und darauf vom Teilstrich fiir 34 ccm 

 bis 54 ccm wieder ein in 0,1 ccm graduiertes Stiick von gleicher Weite 

 wie unten. Von diesem Punkt an bis zur Ausgangscapillare ist die Burette 

 stark erweitert und ungraduiert. Die zur Ausschaltung des Temperatur- 

 und Luftdruckeinflusses wahrend des Versuchs dienende Kompensations- 

 rohre hat ahnliches Volumen und ungefa.hr gleiche MaBe ; nur das weite 

 Stiick etwas tiefer. Das Differentialmanometer des Apparates besteht 

 in einer graduierten horizontalen Capillare, die mit einem durch Bichro- 

 mat gefarbten Tropfchen Schwefelsaure beschickt ist; abweichend von 

 der beschriebenen Form ist das Differentialmanometer an die Ausgangs- 

 capillaren der Burette und der Kompensationsrohre angeschmolzen. Nur 

 die Absorptionspipetten werden mit Gummiverbindungen angeschlossen. 

 Die Hempelschen Pipetten sind fiir die Kohlensaurebestimmung 

 mit 50 proz. Kalilauge beschickt, fiir die Sauerstoffbestimmung mit Na- 

 triumhydrosulfit, gelost im sechsfachen Gewicht von 8 proz. Natronlauge. 

 Fiir die Ausfiihrung der Analyse werden einige Bemerkungen von 

 Nutzen sein. Um die Gasproben aus der Assimilationsapparatur zu ent- 

 nehmen, verbindet man eine seitliche Abzweigung derselben zwischen 

 der Assimilationskammer (Fig. 2} und dem Trockenapparat mit der 

 quecksilbergefiillten Burette (Fig. 16 und laBt mit dem Einstromen des 

 Gases das Quecksilber so rasch abflieBen, daB keine erhebliche Druck- 

 differenz in der Assimilationskammer auftritt; zur Kontrolle dient das 

 offene Ouecksilbermanometer vor dem Trockenapparat. Durch Druck- 

 anderung wiirde die Geschwindigkeit des Gasstromes und die Loslichkeit 

 der Kohlensaure im Wasser der Apparatur und in den Blattern beeinfluBt. 

 Mit der ersten Biirettenfiillung wird nur der Apparat gespiilt, erst die 

 zweite wird analysiert. Zu Beginn der Analyse und vor jeder spateren 



