70 R. Willstatter und A. Stoll. 



Das Gasgemisch fiillen wir in eiserne Flaschen '/);, indem \vir durch 

 einen Kompressor oder mil Hilfe einer Vorratsflasche z. B. in cine Bombe 

 von 10 1 zuerst unter 5 Atmospharen Druck Kohlendioxyd, dann unter 

 100 Atmospharen Luft einpressen. Die Druckflasche wird vor der Ver- 

 wendung unter zeitweisem Umdrehen einen Tag lang stehen gelassen. 

 Zur Analyse leitet man das Gas aus der Flasche durch den Trocknungs- 

 und den Natronkalkapparat in die Gasuhr und bestimmt das zu einem 

 Liter Luft gehorende CO 2 . 



Regulierung des Gasstromes. Wahrend der Assimilations- 

 versuche soil der Gasstrom wegen des schadlichen Raumes, hauptsachlich 

 in der Assimilationskammer,, konstant sein. Das Kohlendioxyd wird in 

 einem Intervall fiir ein bestimmtes Luftvolumen ermittelt, und bei un- 

 regelmaBigem Strom wiirde sich ein veranderlicher Gehalt desselben im 

 schadlichen Raum einstellen ; man fande dann bei konstanter Assimilation 

 schwankende Betrage von CO 2 auf das Liter austretende Luft. 



Die GleichmaBigkeit des Gasstromes wird mit einem Stromungs- 

 manometer (M) beobachtet, das wir durch die Freundlichkeit des Herrn 

 F. Haber dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir physikalische Chemie ver- 

 danken. Es ist zwischen Blasenzahler (Z] und Befeuchter (Bf) einge- 

 schaltet. Das Gas findet in einer langen gewundenen Capillare einen 

 mit der Stromungsgeschwindigkeit steigenden Reibungswiderstand. Der 

 fiir eine bestimmte Geschwindigkeit erforderliche Druck wird als Diffe- 

 renz zweier mit dem Anfang und dem Ende der Capillare kommuni- 

 zierender Quecksilbersaulen abgelesen. Diesen Apparat haben wir auf 

 eine Quecksilberhohe von 40 mm bei einer Stromungsgeschwindigkeit 

 von 3 1 in der Stunde geeicht. 



Befeuchtung. Um das Eintrocknen der Blatter zu verhiiten, ist 

 es, obwohl ihre Stiele in Wasser eintauchen, nicht ausreichend, den 

 Gasstrom bei gewohnlicher Temperatur mit \\ T asserdampf zu sattigen. 

 Die meisten Blatter blieben aber auch bei langer Versuchsdauer und 

 starker Transpiration in frischem Zustand, cla wir den Luftstrom einen 

 Befeuchtungsapparat (Bf} von etwas hoherer Temperatur passieren 

 lieBen. Er befindet sich zwischen dem Stromune:smanometer und der 



