Die Methode der Untersuchung. 71 



Assimilationskammer. Das Gas nimmt seinen Weg durch eine mit Glas- 

 wolle und Wasser gefiillte Wetzelsche Absorptionsflasche, die in einem 

 Thermostaten 5 iiber die Versuchstemperatur erwarmt wird. Die Ver- 

 bindungsrohre von hier zum Assimilationsraum liegt auf einer schwach 

 geheizten Asbestplatte. Den Thermostaten wenden wir an, um den Be- 

 trag der im Wasser des Befeuchters gelosten Kohlensaure konstant zu 

 halten; wegen der Nahe der heiBen Lampe laBt man zur Einstellung des 

 Thermostaten in ihm durch eine Bleischlange (B 2 ] Kiihlwasser flieBen. 



Trocknungs- und Absorptionsvorrichtungen. Die analytischen 

 Apparate sind zum Schutz vor Bestrahlung von der Lampe durch einen 

 Schirm (Sch~) getrennt . Beim Austritt aus der Assimilationskammer wird der 

 Gasstrom in die Trockenrohre und dannin denNatronkalkapparatgefiihrt. 

 Der Trockenapparat (!T) besteht aus einem kleinen Reservoir fiir Kondens- 

 wasser und einer Rohre mit vier senkrecht stehenden und vier wagrecht 

 liegenden Kugeln. Ein kleines Manometer an dem Kondenstopfchen zeigt 

 an, daB in den analytischen Apparaten keine Verstopfung droht. Von den 

 Kugeln im aufsteigenden Teil sind die zwei unteren mit grobem, die oberen 

 mit feinkornigem Chlorcalcium beschickt, die horizontal angebrachten Ku- 

 geln mit Phosphorpentoxyd. Diese Fiillung bleibt monatelang brauchbar. 



Das Kohlendioxyd wird sehr gut mit Natronkalk absorbiert in U 

 Rohren ([/), die wir paarweise parallel stellen und verbinden. Die an das 

 Trocknungsrohr anstoBende U-R6hre ist ganz mit feinkornigem Natron- 

 kalk gefiillt, die zweite U-R6hre auch zur Halfte mit Natronkalk, und 

 zwar mit frisch ausgegliihtem. Darauf folgt in dieser Rohre ein Stopfen 

 Glaswolle und iiber der leeren Halfte des Schenkels wieder ein Bausch 

 Glaswolle und dariiber Phosphorpentoxyd ; dadurch wird \ vermie- 

 den, daB entstehende Phosphorsaure zum Natronkalk gelangt. Das dop- 

 pelte U-Rohr, dessen Gewicht etwa 150 g ist, wird auf + 0,1 mg genau 

 gewogen. Bei langer dauernden Versuchen schalten wir den EinfluB der 

 Luftfeuchtigkeit aus durch Wagung eines Kontrollapparates. 



Die Gasuhr. Der von Kohlendioxyd befreite Luftstrom passiert auf 

 dem Wege zur Gasuhr ein offenes Manometer (Mo), das zur Kontrolle des 

 Dichtseins der ganzen Apparatur dient. Die Priifung nehmen wir vor, 



