Bestimmung der Kohlensaureabsorption lebender Blatter. 



2< , 



bei konstantem Gasstrom gleichmaBig. Die Messung wird durch SchlieBen 

 des Hahnes am Trockenapparat in dem Augenblick unterbrochen, wenn 

 der Zeiger den Nullstrich erreicht. Infolge der lebendigen Kraft rotiert 

 die Trommel bei der Stromungsgeschwindigkeit des Versuches noch um 

 2 1 / 2 Teilstriche weiter. Mit Riicksicht auf den fur die Drehung erforder- 

 lichen kleinen Cberdruck schlieBen wir die Zuleitung zur Gasuhr jeweils 

 vor dem Entfernen des Natronkalkapparates und offnen erst nach Ein- 

 schaltung eines neuen, damit nicht aus der Gasuhr etwas Luft zuriick- 

 strome; sonst miiBte diese bei einer neuen Messung vor beginnender Ro- 

 tation der Trommel ersetzt werden. Zu Anfang eines Versuchs wird min- 

 destens ein Liter reiner Luft mit der Versuchsgeschwindigkeit durch die 

 Gasuhr geleitet, damit die ausgedehnten Flachen der Trommelkammern 

 gleichmaBig benetzt sind und der Gasraum um die diinne Wasserschicht 

 verkleinert ist. Am Ende der letzten Umdrehung vor Versuchsbeginn 

 und bei jeder spateren Messung wird der Gasstrom in dem Augenblick 

 gedrosselt, da der Zeiger den Xullstrich passiert. Die Messungen fuhrten< 

 wir in einem Zimmer von annahernd konstanter Temperatur aus, so daB 

 im Gasraum der Uhr auch bei stundenlangen Versuchen hochstens Schwan- 

 kungen um wenige Zehntelgrade vorkamen. Die Temperatur der die 

 Gasuhr verlassenden Luft, ferner der auf o reduzierte Barometerstand 

 und der Dampfdruck des Wassers der Gasuhr wurden in Rechnung ge- 

 zogen. 



Mit den beschriebenen VorsichtsmaBregeln lieBen sich gleichmaBige 

 Werte fiir das einem Liter Luft entsprechende Kohlendioxyd erzielen. 

 In der folgenden Tabelle 73 sind aus beliebigen Versuchen mit Stromen 

 verschiedenen Kohlensauregehaltes je drei aufeinander folgende Zahlen 

 einer Beobachtungsreihe angefuhrt. 



Tabelle 73. 



Willstattcr-Stoll, Assimilation. 



