2io R. Willstatter und A. Stoll. 



Die Abweichung des Trommelinhalts vom Liter und der EinfluB 

 dieses Fehlers auf die Messung der Absorption, namentlich in Luft von 

 hoherem Kohlendioxydgehalt, wird in besonderen Versuchen ermittelt. 



Ausfiihrung der Versuche. Der Luftstrom wurde einer Druck- 

 luftleitung entnommen, auf einen konstanten geringen Druck gebracht 

 und zur Befreiung von Kohlendioxyd durch eine Waschflasche mit kon- 

 zentrierter Kalilauge und eine lange Natronkalkrohre geleitet. Die Ge- 

 mische von Kohlendioxyd und Luft fiillten wir mit einem Kompressor 

 in Stahlflaschen. Die Geschwindigkeit des Gasstromes wurde an einem 

 Stromungsmanometer beobachtet und mit einem Prazisionshahn nach 

 einer mit dem Kohlendioxydgehalt des Gasstromes etwas variierenden 

 QuecksiLberhohe des Manometers reguliert, um die Luft mit konstanter 

 Stromung durch die Gasuhr austreten zu lassen. 



Die Apparatur priiften wir vor jedem Versuche auf Dichtigkeit, indem 



wir nach dem SchlieBen des EinlaBhahnes der Gasuhr so viel Luft ein- 



1 preBten, bis in einem vor der Gasuhr angebrachten Manometer eine 



Wassersaule auf 50 cm Hohe anstieg. Dann muBte beim Unterbrechen 



des Luftzutritts die Wassersaule ihren Stand minutenlarig behalten. 



20 g Blatter ohne Stiele wurden im AbsorptionsgefaBe so angeordnet, 

 daB die Blatter und namentlich ihre Unterseiten mit den Spaltoffnungen 

 durch den von unten nach oben gerichteten Gasstrom vollstandig bespiilt 

 werden muBten. Beim Einsetzen des Stopfens war dafiir Sorge zu tragen, 

 daB die auf den Boden des AbsorptionsgefaBes reichende Einleitungsrohre 

 keine Blatter zusammenpreBte, ihre Offnung muB frei stehen. Das so 

 beschickte GefaB befestigen wir, mit einem schwarzen Tuch vor Licht 

 geschiitzt, im Thermostaten und verbinden es mit dem kohlensaurefreien 

 Trockenapparat und mit dem anzuwendenden Kohlendioxyd fiihrenden 

 Luftstrom. Mit diesem Strom durchspiilt man vor dem Absorptions- 

 versuche wahrend der Atmungsperiode das Stromungsmanometer und 

 den spater erforderlichen kohlendioxydhaltigen Trockenapparat und 

 schaltet die Alkaliapparatur vor das AbsorptionsgefaB, um kohlendioxyd- 

 freie Luft eintreten zu lassen. So ist es ohne Zeitverlust moglich, einfach 

 durch Ausschalten der Alkalivorlage sogleich das kohlendioxydhaltige 



