§ 18. Periodicilät des Längcnwachslhums. 



799 



in Bogengraden abzulesen und diese zu vergleichen \. Dieses Instrument gestattet, auch 

 sehr kleine Zuwachse durch den Zeiger vergrossert zu messen ; es theilt aber mit dem vori- 



Fig. 4SÜ. Zeiger am Bogen, Apparat zur Messung der Längenzuwachse der Internodien in kurzen Zeiten. 



gen den Uebelstand, dass der Beobachter zu ganz bestimmten Zeiten nachsehen muss, wo- 

 durch zumal die Beobachtung der nächtlichen Zuwachse sehr erschwert wird; dieser Nach- 

 theil wird beseitigt durch 



3) das schreibende Au xanometer, Fig. 4 81 ; es besteht aus einer vereinfachten 

 Form des vorigen Instruments ; der an der Pflanze f befestigte Faden setzt nämlich unmittel- 

 bar die den Zeiger z tragende Rolle in Bewegung, indem er bei r an einem Stift befestigt ist. 

 Die schon durch das Drehungsmoment des Zeigers bewirkte Spannung des Fadens wird noch 

 verstärkt durch das Gewicht g. Bei dieser Einrichtung senkt sich die Zeigerspitze abwärts, 

 wenn der Stengel unterhalb seines Befestigungspunctes wächst. Mittels des Uhrwerks D 

 wird nun der auf der senkrechten Axe a befestigte Cylinder von Zinkblech C in langsame 

 Rotation versetzt, die man am besten durch richtige Verlängerung des Pendels / so einrich- 

 tet, dass eine volle Umdrehung in genau einer Stunde vollendet wird. Der Cylinder ist an 

 der Axe a jedoch excentrisch befestigt, so dass die eine Seite desselben bei der Drehung 

 einen grösseren Kreis beschreibt als die entgegengesetzte. Auf jener Seite ist ein glattes 

 Papier aufgeklebt (pppp), welches nach der Befestigung über einer Terpenlinflamme berusst 

 wurde. Ist nun der Zeiger richtig gestellt , so berührt die Spitze desselben das Papier und 

 schreibt darauf eine weisse Linie, indem er vermöge der Drehung des Cylinders an ihm hin- 



t) Genaueres vergl. in der zweiten Aufl. dieses Buches p. 632. 



