90 



LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



lacilemcnl des grossissements de 300 à 500 diamètres qm sont 

 les plus courants, pour toutes sortes de travaux zoologiques et 

 botaniques. 



Nous ne conseillons pas remploi des numéros 8 et 9. Ces objec- 

 tifs sont toujours peu lumineux et donnent souvent des images 

 médiocres, quoique très grossies. Ils supporlent mal les oculaires 

 forts, qui leur enlèvent la plus grande partie de leur luminosité 

 déjà très faible. 



. Au delà de 500 diamètres il est préférable, en général, d'em- 

 ployer les objectifs à immersion. Il faut cboisir un numéro fort 

 parmi ces derniers, 1/lSJ au moins. Le 1/15 est préférable et le 



Fig.ôo. — Objectif faible 

 à sec de Leitz. 



Fig. 56. — Objectif puis- 

 sant à sec de Leitz. 



Fig. 57. — Objectif à immer- 

 sion homogène de Leitz. 



1/16 est encore d'un emploi très pratique. Nous reviendrons d'ail- 

 leurs sur celte question, en traitant du choix d'un microscope. 



Les figures 55 à 57 représentent la section de trois types d'ob- 

 jectifs achromati({ues. Dans la figure 55 nous voyons un objectif à 

 sec d'un type faible ou moyen : il est formé de lentilles doubles 

 ou triples par lesquelles on obtient la correction des aberrations. 

 La figure 56 représente un objectif à sec puissant : la lentille fron- 

 tale hémisphérique produit presque à elle seule le grossissement : 

 les deux lentilles double et triple servent aux corrections. De 

 même, dans la figure 57 qui représente un type d'objectif à immer- 

 sion homogène, le grossissement est produit par la lentille frontale 

 hémisphérique et par la lentille en forme de ménisque, intercalée 

 entre la frontale et les lentilles de correction. Cette disposition, 

 inventée par les Américains Spencer et Toiles et encore employée 

 aujourd'hui, se nomme duplexeront. Les autres lentilles doubles et 

 triples sont des lentilles correctrices. 



