OCULAIRES 95 



le diaphra^-me, entre les deux lentilles, et n'est grossie que par la lentille 

 oculaire; il en résulte des aberrations (jui nuisent à la précision des 

 mesures. Aussi le dispositif de Ramsden est-il généralement adopté pour 

 les oculaires micrométriques de précision, à tambour gradué. 



Oculaires compensateurs. — Ces oculaires sont destinés, 

 comme nous lavons dit })liis haut (p. 79), à compenser l'inégalité 

 de grossissement pour les diverses couleurs (différence chroma- 

 tique du grossissement, p. 57) dans les objectifs apochromaliques. 

 Nous savons que ce défaut est dû, pour ces objectifs, à la lentille 

 frontale non achromatique nécessaire pour augmenter Touverture 

 numérique. Il en résulte que les diverses images colorées qui se 

 superposent pour former l'image complète de l'objet n'ont pas 

 exactement les mêmes dimensions; Timage bleue dépasse légère- 

 ment l'image rouge. Si on regarde cette image avec un oculaire 

 ordinaire, on voit que les contours sont marqués d'un liséré 

 coloré, qui augmente à mesure qu'on s'approche de la périphérie 

 du champ. D'ailleurs, les constructeurs donnent intentionnelle- 

 ment à leurs apochromatiques un certain degré de ce défaut, afin 

 de pouvoir le corriger entièrement au moyen des oculaires com- 

 pensateurs. Ceux-ci sont calculés pour présenter au même degré 

 le défaut contraire, par conséquent pour compenser le défaut 

 d'achromatisme des objectifs. Ces oculaires donnent donc pour 

 les rayons rouges une image plus grande que pour les rayons 

 bleus; il est facile de s'en rendre compte en regardant à travers 

 un numéro fort : on aperçoit le diaphragme bordé d'une marge rou- 

 geâtre. L'image microscopique totale sera aussi pure que possible, 

 c'est-à-dire exempte de contours colorés jusqu'aux bords du champ. 



Ceci ex}»lique pourquoi les oculaires compensateurs donnent en 

 général de mauvais résultats avec les objectifs achromatiques à 

 sec; c'est parce que ces derniers ne présentent pas la même diffé- 

 rence chromatique de grossissement. Il n'en est pas de même des 

 objectifs achromatiques à immersion dont la dilTérence chroma- 

 tique est généralement assez forte pour leur permettre de sup- 

 porter les oculaires compensateurs. 



La construction de ces oculaires varie suivant leur grossissement 

 propre. Tantôt le foyer inférieur se trouve au-dessus de la col- 

 lectrice, comme dans les oculaires d'Huyghens, tantôt au-dessous, 

 comme dans les oculaires de Ramsden. La position est facile à 

 reconnaître, d'après la situation du diaphragme qui se trouve tou- 

 jours à son voisinage. En général, le type Huyghens est celui des 



