APPAREILS A DESSINER 121 



Plusieurs conditions doivent être réalisées pour assurer la 

 netteté et la visibilité des deux images. Nous avons déjà vu que 

 la direction du plan du dessin avait une grande influence sur la 

 déformation de Timage. La distance de ce plan à l'œil de l'obser- 

 vateur et YégaUté d^éclairage des deux images n'ont pas moins 

 d'importance pour leur visibilité. 



Pour être perçus nettement, l'image microscopique et le plan 

 du dessin doivent se trouver à la distance normale de la vision 

 distincte, c'est-à-dire environ à 250 mm. de l'œil. Bien qu'on 

 puisse dessiner sur la table qiii supporte le microscope, il est pré- 

 férable d'élever le papier à dessin au niveau de la platine ou 

 même un peu au-dessus, à la distance de 25 cm. environ de 

 l'ouverture de la chambre claire, de façon à éviter que l'œil soit 

 obligé de faire des efforts d'accommodation. Il existe pour cela de 

 nombreux dispositifs, depuis la pile de livres jusqu'aux tables à 

 dessiner que nous décrirons plus loin (fig. 84 et 85). Les myopes ^ 

 devront dessiner avec des lunettes ou intercaler un verre correc- 

 teur sur le trajet des rayons lumineux, de façon à n'être pas obligés 

 d'approcher le plan du dessin trop près de l'teil. 



L'égahté d éclairage de l'image microscopique et du plan du 

 dessin a aussi une importance capitale. C'est là un des écueils sur 

 lesquels les débutants échouent le plus fréquemment, car les 

 conditions à réaliser sont très variables, suivant la puissance des 

 objectifs et la nature de la préparation. L'image microscopique est 

 d'autant plus lumineuse que le grossissement est plus faible. Il 

 faudra donc, avec les objectifs faibles, diminuer l'éclat de l'image 

 •microscopique par le jeu du diaphragme-iris ou l'emploi de verres 

 fumés; au contraire, avec les objectifs forts, on donnera au 

 microscope le maximum d'intensité lumineuse compatible avec la 

 délinition, et on réduira la luminosité du plan du dessin par des 

 verres fumés ou des écrans convenablement disposés. 



Les appareils à dessiner d'Abbe sont toujours munis de verres 

 fumés, au moins sur le trajet des rayons réfléchis parle miroir. 

 Dans le modèle très complet de la figure 72, il y a deux séries de 

 ces verres fumés. La série supérieure, destinée à régler l'intensité 

 lumineuse de l'image du papier, est disposée autour d'une bon- 

 nette R, placée sur le cube d'Abbe. Cette bonnette porte six 

 ouvertures circulaires, dont cinq sont garnies de verres fumés 



1. Les myopes doivent travailler au microscope sans lorgnon, sauf lorsqu'ils 

 dessinent à la chambre claire. 



