126 



LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



(fig. 78j. Deux orifices correspondent aux points d'entrée et de 

 sortie du rayon xy; une partie de la lace inférieure du prisme 

 rliombique est libre pour laisser pénétrer les rayons émis par le 

 dessin. Un verre fumé, porté par un anneau mobile autour d'un 



Fijj;. IS. — Chambre claire 

 de Nachet. 



Fig. 79. — Principe de la chambre claire 

 de Nachet. — R. grand prisme rhom- 

 bique; P, petit prisme triangulaire. Les 

 antres lettres comme dans la figure "77. 

 — Original. 



axe excentrique, peut obscurcir à volonté le cbamp du microscope 



ou celui du dessin : on réalise ainsi Tégalilé d'éclairage de ces 



deux cbamps. 



Lorsque les deux faces réilécbissantes du prisme rbombique 



sont parallèles, on peut dessiner sur 

 une surface borizontale. Cet appareil 

 présente deux inconvénients : son 

 cliamp est étroil et sa luminosité est 

 faible à cause de la perle de lumière 

 qui se produit, par réflexion, au moment 

 où le rayon xy pénètre dans le grand 

 prisme rbombique. 



h'oculaire à dessiner de Leitz ^ 

 appartient à la même catégorie d'ins- 

 truments; il se distingue par quelques 

 particularités que nous allons étudier. 

 Au lieu d'être une simple cbambre 



Fig. 80. - Marche des rayons ^.\^^yq cet appareil cst uu oculairc 



lumineux dans 1 oculaire à ^ ^ . i i • 



dessiner de Leitz. combmc avcc 11 u prismc rboiubique 



fig. 80). Le faisceau émergent est 



coupé par l'arête du prisme, comme dans les appareils précé- 



L Zeitschrift f. wiss. Mikr., XIL P- 289, 1895. 



