50 LK MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



l'importance est majeure, sont directement proportionnels à 

 l'ouverture numérique. Par contre, la profondeur du foyer, 

 qu'on désigne encore sous le nom de pouvoir pénétrant, est 

 inversement proportionnelle à cette grandeur. Remarquons 

 toutefois que ce dernier rapport n'est vrai que pour les faibles 

 angles d'ouverture; avec de grands angles, le ])ouvoir pénétrant 

 est en proportion inverse de la tangente du demi-angle d'ouverture. 



Champ. — L'étendue du ctiamp d'un système optique dépend, d'une 

 part du diamètre de l'ouverture des diaptiragmes qu'il renferme, 

 d'autre part de l'angle d'ouverture de l'œil. En effet, l'œil ne perçoit 

 avec la même intensité lumineuse qu'une partie de Vimage virtuelle 

 d'un objet fournie par une lentille; en dehors de ce cercle uniformé- 

 ment éclairé et dont l'intensité lumineuse est proportionnelle à l'angle 

 d'ouverture de la lentille, l'éclairement de l'image diminue progressi- 

 vement. Pour réaliser un éclairage uniforme et, par conséquent, pour 

 limiter nettement le champ, il faut éliminer par un diaphragme toute 

 la portion de l'image située en dehors de la partie uniformément 

 éclairée. 



Lorsqu'il s'agit d'une image réelle, il en est de même : outre le dia- 

 phragme destiné à régler l'angle d'ouverture de la lentille, il faut 

 encore placer, dans le plan de l'image virtuelle, un diaphragme dit 

 de champ, destiné à éliminer les parties marginales de l'image dans 

 lesquelles l'éclairage diminue progressivement. 



Nous retrouverons l'application de cette notion quand nous parlerons 

 des oculaires (p. 93). 



Distance frontale. — C'est la distance qui sépare la lentille 

 frontale de l'objectif du couvre-objet de la préparation, lorsque 

 l'image est au point. Il est très avantageux que pour un objectif 

 donné, cette distance frontale soit maxima. En effet, pour les 

 objectifs faibles, elle permet de pratiquer plus facilement, sous le 

 microscope, les dissections ou dilacérations. Pour les objectifs 

 puissants, elle facilite la mise au point, permet l'exploration en 

 profondeur de coupes ou de préparations épaisses, l'examen 

 d'organismes en goutte pendante et rend moins funestes les 

 variations d'épaisseur des lamelles couvre-objet. Celle donnée 

 ne doit pas être confondue avec la dislancé focale (p. 4), dont 

 elle dépend d'ailleurs. 



Les objectifs actuels possèdent la distance frontale maxima 

 compatible avec leur grossissement et leur angle d'ouverture. 



Aberrations des lentilles. — Nous avons supposé jusqu'ici 

 que les images formées par les lentilles ou les systèmes de lentilles 

 sont des points. En réalité, il n'en est rien, car toutes les lentilles 



