58 LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



nous les étudierons plus loin (p. 76). Nous verrons que, dans ces 

 systèmes, on corrige aussi l'aberration de sphéricité pour deux 

 couleurs diflerentes, ce qui fait disparaître la diiTérence chromatique 

 due à l'aberration sphérique. Malheureusement ces avantages ne 

 peuvent être réalisés, comme nous le verrons, que pour un écar- 

 tement déterminé de l'objet et de l'image En deçà et au delà les 

 défauts reparaissent. 



Qualités des objectifs. — Nous avons déjà indiqué (p. 49) 

 rimportance de l'angle d'ouverture et de l'ouverture numérique; 

 nous venons de voir la nécessité de la correction des aberrations 

 pour la netteté des images. 



La réalisation de ces deux qualités : grande ouverture numé- 

 rique et correction des aberrations, donne aux objectifs les pro- 

 priétés que nous devons exiger de ces appareils : 



Pouvoir résolvant ou séparateur, c'est-à-dire faculté de dis- 

 tinguer les plus fins détails de structure des objets : ce pouvoir 

 dépend surtout de l'ouverture numérique et non du grossissement, 

 comme nous le verrons plus loin (p. 63). 



Pouvoir définissant, c'est-à-dire faculté de fournir des images 

 à contours parfaitement nets : ce pouvoir dépend surtout de la 

 correclion des aberrations. 



La réalisation de ces deux qualités remplit le but du micros- 

 cope, qui est de nous montrer avec une netteté parfaite les plus 

 fins détails de structure des objets. 



On parle souvent aussi du pouvoir pénétrant des objectifs 

 microscopiques, qualité qui est surtout recherchée par les débu- 

 tants, et qui permet de voir simultanément et avec netteté plu- 

 sieurs plans d'un même objet. Cette qualité ne peut appartenir 

 qu'aux objectifs faibles; comme elle dépend de l'étroitesse de 

 l'angle d'ouverture, elle se trouve être opposée au pouvoir résol- 

 vant. En réalité le pouvoir pénétrant n'a qu'une importance très 

 secondaire, car la manœuvre de la vis micrométrique le compense 

 dans une très large mesure. 



Nous dirons même avec Ranvier^ que le défaut apparent de 

 pénétration est « la qualité la plus précieuse de l'objectif, puis- 

 qu'il permet non seulement d'étudier les contours, mais de con- 

 naître la situation relative des différentes parties d'un objet, de le 

 toucher, pour ainsi dire, à l'aide de la vis micrométrique et d'en 



1. Traité technique d'histologie, 2« éd., 3889, p. 24. 



