80 LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



laires, les lentilles du condensateur, les lamelles et les lames doivent 

 être aussi en quartz. Le Ii(iuide d'immersion doit être un mélange de 

 glycérine et d'eau, possédant un indice de réfraction particulier. 



Les rayons ultra-violets sont obtenus en décomposant, par des prismes 

 de quartz, la lumière fournie par une forte étincelle électricjue jaillissant 

 entre des électrodes de cadmium ou de magnésium. Les rayons de lon- 

 gueur d'onde convenable sont réunis par un collecteur et envoyés dans 

 le condensateur, par l'intermédiaire d'un prisme à réflexion totale. 



La mise au point se fait au moyen d'un chercheur, forte loupe qui 

 permet d'examiner l'image rendue visible par un écran fluorescent. 



L'avantage de la photographie en lumière ultra-violette est de doubler 

 le pouvoir résolvant des objectifs et de révéler, sur des préparations non 

 colorées, des difl'érences de transparence correspondant à de très fins 

 détails de structure, et dues à l'absorption inégale des dilîérents éléments 

 histologiques pour les rayons ultra-violets. Il en résulte que ces prépa- 

 rations non colorés, fraîches ou fixées, se comportent exactement comme 

 le font, en lumière blanche, les préparations colorées. 



2° Objectifs à sec et objectifs à immersion. — Les objectifs 

 à sec el les objectifs à immersion dilïèrent par la nature du milieu 

 interposé entre la lenlille frontale de Tobjectif et la lamelle couvre- 

 objet. Dans les objectifs à sec ce milieu est Tair, dont l'indice de 

 réfraction (n = l) est très dilïèrent de Tindice moyen du verre 

 (n = l,5). Au contraire, dans les objectifs dits à immersion, le 

 milieu qui sépare la lentille frontale du couvre-objet est un liquide 

 dont l'indice de réfraction est aussi voisin que possible de celui 

 du verre. Ce liquide peut être de l'eau distillée (n= 1,33) ou 

 mieux de l'huile de cèdre, dont l'indice de réfraction (n=::: 1,515) 

 est presque identique à celui du verre. 



Dans le cas des objectifs à sec, tous les rayons dont l'inclinaison 

 par rapport à l'axe dépasse une certaine valeur subissent la 

 réflexion totale au moment de leur passage de la lamelle dans 

 l'air. Nous avons étudié plus haut (p. 48) la réflexion totale et 

 l'angle limite qui la détermine : nous avons vu que la valeur de 

 cet angle s'oppose à ce que l'angle d'ouverture de l'objectif dépasse 

 une certaine valeur (82°). L'interposition d'eau distillée entre la 

 lentille frontale et la lamelle permet de doubler la valeur de 

 l'angle limite et de porter l'angle d'ouverture à 12^°. Les résul- 

 tats sont encore meilleurs lorsque le liquide d'immersion a le même 

 indice de réfraction que le verre. Dans ce cas, la réflexion totale 

 el la réfraction sont entièrement supprimées ; tous les rayons pénè- 



nécessaire de le rentre amorphe par la fusion (procédé de Herschkowitsch, 

 Zeitschr. fur phys. C/teHue. XLVI. 1903). 



