86 



LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



donc, pour corriger la déformation due à Tépaisseur de la lamelle, 

 d'augmenter la correction par défaut, d'autant plus que l'épaisseur 

 de la lamelle est plus grande. 



Dans ce but, certains objectifs sont munis de ce qu'on appelle 

 une bague de correction, au moyen de laquelle on peut déplacer, 

 d'une quantité donnée, les lentilles supérieures et les éloigner 

 ainsi des lentilles inférieures. La figure 53 représente un objectif 

 muni de sa bague de correction. Cette bague porte des divisions 



dont chacune correspond à un déplacement 

 d'un centième de millimètre. Un trait gravé 

 sur la partie fixe de la monture permet 

 d'arrêter la bague à un chiffre correspondant 

 à l'épaisseur de la lamelle pour laquelle on 

 veut corriger l'objectif. La correction doit 

 toujours être faite pour les objectifs qui 

 [)Ossèdeid la bague de correction. Une négli- 

 gence à ce point de vue altérerait considéra- 

 blement l'image et ferait jierdre à Tobjectif 

 une partie de ses qualités. 



Fig. 53. — Objectif à .„ x- j u- • j i n 



correction de Zeiss. Mensuration de 1 épaisseur des lamelles. - 

 — En tournant la Pour effectuer la correction, il est nécessaire de 

 bague de correction connaître exactement l'épaisseur de la lamelle. 

 on fait varier lécar- 11 existe un appareil spécial, dit calibre-cadran, 

 temcnt entre la paire sorte de pince à ressort qui saisit la lamelle, 

 supérieureet la paire dont l'épaisseur est indiquée par une aiguille 

 inférieure de len- actionnée par la pince et parcourant un cadran 



gradué. Un autre appareil plus simple est 

 formé d'une vis pourvue d'un tambour gradué. 

 Ces appareils sont gradués en centièmes de millimètre. 



A défaut de ces instruments il y a plusieurs méthodes qui permettent 

 de trouver assez facilement l'épaisseur des lamelles, même pour des 

 préparations définitives, dont on ne peut les retirer. 



Le moyen le jilus simple est de mesurer l'épaisseur du paquet et de 

 diviser par le nombre de lamelles. 



On peut aussi trier les lamelles d'après le son qu'elles rendent en 

 tombant sur une table. Toutes les lamelles qui donnent le môme son 

 ont à peu près la môme épaisseur. On superpose les lamelles ainsi 

 triées, on mesure l'épaisseur du paquet et on divise l'épaisseur obtenue 

 par le nombre de lamelles. 



Une autre méthode consiste à employer les divisions gravées sur la 

 tête ou le tambour de la vis micrométrique. Ces divisions, nous l'avons 

 vu plus haut (p. 19), permettent, au moyen d'un index, de mesurer de 

 très faibles déplacements verticaux de l'appareil optique. On met suc- 

 cessivement au point la face supérieure et la face inférieure de la lamelle, 

 en ayant soin de tourner la vis micromélrique dans le même sens. Pour 



