FORMATION DE LIMAGE MICROSCOPIQUE 103 



la mise au point n'est-elle pour ainsi dire pas modifiée quand 

 on change d'oculaire. 



Dans la figure I, les rayons provenant de la source lumineuse 

 se croisent, après réflexion sur le miroir et réfraction dans le con- 

 densateur, dans le point de Tobjet situé sur l'axe o})tique. Les 

 rayons provenant de la source lumineuse sont donc parallèles, mais 

 ce parallélisme n'est pas nécessaire, car dans le cas où la source 

 lumineuse est suffisamment étendue, il n'est pas indispensable 

 d'en projeter une image nette dans le plan de l'objet. Les traits 

 pointillés représentent les faisceaux diffractés extrêmes qui peu- 

 vent pénétrer dans l'objectif. 



Dans la figure II, on n'a représenté que les rayons qui, après 

 réflexion, se croisent au niveau du diaphragme-iris, ce dernier 

 jouant le rôle d'une source lumineuse très éloignée. 



Nous pouvons concrétiser ces notions théoriques en cherchant 

 à voir, par l'observation directe, les images que nous venons de 

 construire schématiquement. Pour cekj il suffit de prendre une 

 préparation d'un objet assez gros, par exemple le test d'Abbe 

 (p. 173) ou, plus simplement, un micromètre objectif gravé sur 

 verre (p. 179). On met au point avec un objectif assez puissant, 

 par exemple le 6 de Stiassnie ou le 7 de Leitz. 



Pour voir V image réelle fournie par V objectif (OjOY), on 

 dévisse les deux lentilles d'un oculaire et on place, sur le dia- 

 phragme de cet oculaire, une rondelle de papier à décalquer bien 

 transparent et à grain aussi fin que possible. Comme l'image 

 réelle, d'après la figure 59, se forme un peu au-dessus du dia- 

 phragme de l'oculaire, il ne faut pas enfoncer complètement ce 

 dernier dans le tube du microscope pour apercevoir l'image qui 

 vient se peindre sur le papier transparent. Il faut avoir soin, en 

 outre, d'éloigner l'œil jusqu'à la dislance de la vision normale. Si 

 on ap})liquait l'œil à l'orifice du tube de l'oculaire, on ne distin- 

 guerait rien. 



Pour voir Vimage réelle fournie par la lentille collectrice 

 (0,0,') on visse cette lentille au tube de l'oculaire, on installe ce 

 dernier dans le tube du microscope et on aperçoit une image plus 

 petite que l'image réelle de l'objectif, ce qui est conforme à la 

 construction de la figure 59. 



Enfin, pour se rendre compte de l'étroitesse de la pupille 

 d'émergence^ oq visse les deux lentilles de l'oculaire et on le met 

 en place, puis on met au point comme d'habitude. On prend ensuite 



