CHAPITRE IX 

 MICROSCOPES 



e 



A PRISMES REDRESSEURS 



Ces microscopes sont caractérisés par Finterposition, entre 

 l'objectif et Toculaire, d\in système de prismes qui redressent 

 l'image. En même temps, la monture de ces microscopes est 

 construite spécialement en vue de la dissection ou du dessin : ces 

 instruments ne donnent que de faibles grossissements, qui ne 

 dépassent généralement pas 70 diamètres. 



Les microscopes à prismes redresseurs se divisent en deux 

 catégories, suivant qu'ils sont monoculaires ou binoculaires. 



Les premiers conviennent surtout pour dessiner de grandes 

 préparations à la chambre claire, à de très faibles grossissements. 

 Pour les travaux de dissection, leur emploi est bien moins 

 commode que celui des microscopes redresseurs binoculaires, qui 

 donnent la vision stéréoscopique et qui sont en outre beaucoup 

 plus clairs. 



Il ne faut pas confondre les microscopes binoculaires avec les 

 dispositifs binoculaires que l'on peut adapter sur un microscope 

 quelconque. Dans ces derniers, Fimage est produite par un seul 

 objectif. Le faisceau lumineux est alors partagé entre deux ocu- 

 laires, par réflexion partielle sur une mince couche d'air placée 

 entre deux prismes : Fune des deux portions est ensuite reprise 

 par un prisme à réflexion totale. 



Dans les microscopes binoculaires à dissection (fig. 70), deux 

 images distinctes sont produites par deux microscopes redres- 

 seurs distincts. Dans le modèle que nous figurons, les objectifs 

 sont montés par paires sur un patin commun qui glisse dans 

 une coulisse portée par le double tube. Celui-ci est surmonté par 



M. Langeron. — Précis de Microscopie. 8 



