114 



LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



deuv tambours J"enfermanl les prismes redresseurs, ou i)rismes de 

 Porro. Les tambours peuvent tourner autour d'un axe vertical, 

 ce qui permet de régler la position des oculaires qui les surmontent 

 pour tous les écartements des veux. Ce réglage est tout à fait 

 indispensable pour obtenir retîet stéréoscopique. La mise au point 

 se fait au moyen de la crémaillère. Une autre mise au point est 



== X.* > « ►■ •.lf«A 



Fig. "70. — Microscope binoculaire de Zeiss. — Contre le pied du microscope on 

 voit la paire d'objectifs à immersion à l'eau; à droite so trouve le fer à cheval 

 en ébonite qui sert à monter le dermatoscope qu'on voit à droite en haut. 



quelquefois nécessaire, lorsque les deux yeux de Tobservateur 

 n'ont pas la même accommodation. Dans ce cas, on visse ou on 

 dévisse un des deux objectifs qui porte un pas devis dans ce but. 

 Une fois qu'on a obtenu la netteté parfaite des deux images, on 

 immobilise l'objectif au moyen d'une bague de pression. La 

 platine de ces microscopes porte simplement une ouverture 

 centrale sous laquelle on peut amener, par la rotation d'un boulon, 

 .une plaque métallique mi-partie noire et blancbe. L'éclairage 



