APPAREILS A DESSINER 117 



vision microscopique, arrivent à donner la sensation du relief et 

 de la profondeur. 



Ceci expliquera l'importance que nous attachons au dessin 

 microscopique et le développement que nous donnons à la des- 

 cription des appareils à dessiner. Aucun exercice n'est plus utile 

 que le dessin pour le micrographe débutant : on peut dire qu'on 

 n'a pas bien vu une préparation tant qu'on ne l'a pas dessinée. 

 Une quantité de fins détails, que le dessin oblige à rendre, 

 passent souvent inaperçus, même pendant une observation 

 attentive. 



Sans parler du croquis ordinaire, qui, pour èlre exact, exige une édu- 

 cation de dessinateur, on peut arriver à dessiner rigoureusement les 

 objets microscopiques sans l'aide d'aucun instrument. Il suffit pour cela 

 de regarder d'un œil dans le microscope et de l'autre la surface sur 

 laquelle on dessine. On arrive ainsi à suivre les contours du l'image 

 microscopique avec la pointe du crayon. Malgré sa simplicité, cette 

 méthode est rarement employée, car elle exige beaucoup d'exercice et 

 produit généralement une grande fatigue. Outre une égalité parfaite 

 dans la puissance et l'accoutumance des deux yeux, il faut encore que 

 l'image microscopiijue et le papier à dessin soient éclairés avec la même 

 intensité. L'avantage que pourrait présenter cette méthode consiste en 

 ce que l'œil n'est nullement gêné pour regarder l'image microscopique 

 et qu'il perçoit cette image sans aucun intermédiaire. 



Nous ne mentionnons cette méthode que pour mémoire, car on 

 a généralement recours, pour dessiner les objets microscopiques, 

 aux appareils à dessiner, ou chambres claires. 



Le but de ces appareils est de faire coïncider sur la rétine les 

 rayons émanés de l'image microscopique et du plan sur lequel 

 on doit dessiner. Ce résultat est obtenu par des combinaisons de 

 prismes et de miroirs, qui agissent par réflexion ou réfraction. 

 L'œil perçoit donc en même temps l'image de la préparation et 

 celle de la feuille de papier. Il est facile de suivre sur cette der- 

 nière, avec la pointe d'un crayon, les contours des détails les 

 plus déKcats ; on peut obtenir ainsi un croquis très exact, avec la 

 mise en place de tous les points importants; on peut compléter 

 ensuite ce premier dessin en enlevant la chambre claire et en 

 regardant directement l'image microscopique. 



Les appareils à dessiner se divisent en deux groupes, suivant 

 qu'ils utilisent une moitié du faisceau lumineux émergeant du 

 microscope ou ce faisceau tout entier. Les premiers se nomment de 

 préférence chambres claires, les seconds représentent les appareils 



