120 



LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



appareil spécialement construit pour les oculaires à grand chanip, 

 avec bras de 125 mm. de longueur (Zeiss). 



Il est nécessaire que Tinclinaison du miroir soit assurée exacte- 

 ment à 45° par un arrêt automatique ou par un trait de repère 

 gravé sur Taxe de rotation. Cette condition est tout à fait essen- 

 tielle pour éviter la déformation de Timage. Il faudra donc rejeter 

 ou modifier les appareils dans lesquels on ne peut contrôler Fin- 

 clinaison du miroir. 



Nous figurons, à titre d'exemple, le grand appareil à dessiner 

 de Zeiss (fig. 72). On le fixe sur le tube du microscope, à la hau- 

 teur voulue, au moyen d'une bague de serrage. On enlève d'abord 

 l'oculaire, on place la bague, puis on écarte le cube d'Abbe, de 



Fig. 12. — Grand appareil à dessiner d'Abbe. — A, miroir destiné à envoyer 

 l'image du papier et du craj^on sur la surface réfléchissante du prisme ; B, disque 

 portant les verres fumés destinés à régler l'éclairage de l'image microscopique ; 

 G, bouton permettant de faire varier l'inclinaison du miroir; II, vis de centrage 

 du cube d'Abbe pour le déplacement antéro-postérieur; K, bague pour la fixa- 

 tion de l'appareil à dessiner sur le tube du microscope; L, vis de centrage du 

 cube d'Abbe pour le déplacement latéral; R, bonnette portant les verres fumés 

 destinés à régler l'éclairage du papier à dessin : S, vis de serrage de la bague ; 

 Z, axe autour duquel tourne l'ensemble du cube d'Abbe, du disque et de la 

 bonnette; P, cube d'Abbe interchangeable. 



façon à replacer l'oculaire dans le tube. Le centre de l'ouverture 

 ronde, pratiquée dans l'argenture du prisme, doit coïncider avec 

 Taxe optique du microscope. Dans certains modèles simples, cette 

 coïncidence a lieu automatiquement. Dans le modèle que nous 

 décrivons, le centrage exact est assuré par les deux vis L et H, 

 agissant dans deux directions perpendiculaires. Le miroir se 

 trouve placé à droite du microscope. Le papier est disposé sur une 

 surface horizontale, sous le miroir, à côté du pied du microscope. 



