APPAREILS A DESSINER 123 



Goinine la face rétléchissante dp ce petit prisme est inclinée de 45", le 



Fig. 71. — Principe de Tapparcil à dessiner de Reichcrt. — P, prisme à réflexion 

 totale; M, miroir; xy. rayon lumineux provenant du microscope; abcd, rayon 

 lumineux provenant de la surface du dessin et réfléchi en 6 et f . — Original. 



miroir devra avoir la rnème direction elle dessin sera exécuté sur une 

 surface horizontale. 



II. 



CHAMBRES CLAIRES PROPREMENT DITES 



La chambre claire à angle variable de Malasscz ^ (fig. 75), 

 coiistraite par Sliassiiie, est constiUiée essentiellement })ar deux 

 prismes, renfermés dans une boîte métallique portant à sa face 

 supérieure une ouverture dont une moitié est 

 couverte par Tangle d'un des prismes. 



Cette ouverture doit coïncider avec la pu[)ille 

 d'émergence du microscope : pour ce l'aire, on 

 déplace rajipareil le long du tube du micros- 

 cope, auquel il est iixé |»ar une bague à ressort. 



L'image microscopique est vue directement, à 

 travers la moitié de l'ouverture qui n'est pas cou- 

 verte jiar l'arête du prisme. L'image du papier 

 est perçue à travers cette arête, après avoir 

 suivi deux réflexions totales sur les faces des prismes. 



Cet appareil est construit sur le principe de l'ancienne chambre 

 claire de Doyère et Milne-Edwards : il est formé de deux prismes 

 (fig. 77) Iriangulaires, à angle droit. Le pelil ]>risme est placé 



■y 



Fig. 75. — Chambre 

 claire à angle 

 variable de Ma- 

 lasscz. 



1. C. B. Soc. biol.. XXVir, p. •277--279, 1885. 



