APPAREILS A DESSINER J 25 



microscope et, au lieu crincliner le papier, on incline le micro- 

 scope à 45°. On peut ainsi dessiner commodément sur la table, 

 dans une situation analogue à celle qui est représentée par la 

 figure 76. 



Si on veut interrompre le dessin pour examiner l'image micros- 

 copique, il suffit de rabattre la chauibre claire qui tourne autour 

 d'une charnière horizontale. L'instrument peut être déplacé 

 autant de fois qu'il est nécessaire, il reprend toujours sa position 

 primitive. 



L'emploi de cette chambre claire est agréable, car le faisceau 

 d'émergence du microscope arrive directement à lopil, sans avoir 

 subi ni réflexion, ni réfraction; l'image microscopique n'est donc 

 ni déformée, ni obscurcie. L'image du papier et du crayon ne 

 présente pas de double contour. Grâce au petit volume du prisme 

 placé au-dessus de l'oculaire, on peut apercevoir tout le champ 

 du microscope. 



ISéanmoins, il faut une certaine habitude pour bien se servir 

 de cet appareil. Gomme le faisceau d'émergence est divisé par 

 l'angle du petit prisme, il est nécessaire, pour voir nettement à la 

 fois l'image microscopique et la pointe du crayon, que le centre 

 de l'ouverture pupillaire de l'observateur coïncide avec l'arête 

 du petit prisme. Si la pupille dévie tant soit peu à droite ou à 

 gauche, on ne voit que la préparation ou que la pointe du crayon. 

 Un grave défaut de cet appareil est de ne posséder aucun dispo- 

 sitif permettant de réaliser l'égalité d'éclairage des deux champs. 



La chambre claire de Dumaige ne diffère de celle de Malassez 

 que par la présence d'un miroir à la place du grand prisme P. 

 Elle donne un champ remarquablement étendu et bien éclairé. 

 G'est un des meilleurs appareils qui existent pour dessiner à de 

 faibles grossissements ou même directement. 



La chambre claire de Nachet est formée d'un prisme rbom- 

 bique (fig. 79) R, auquel est collé latéralement, par sa face hypo- 

 ténuse, un petit prisme triangulaire à angle droit P. G'est ce 

 petit prisme qui est placé au-dessous de l'oculaire, auquel il pré- 

 sente un des côtés de son angle droit. Le faisceau émergent du 

 microscope traverse donc ce petit prisme, ainsi que l'arête du 

 prisme rhombique. Les rayons émis par la surface du dessin sont 

 réfléchis en b et en c et suivent alors la même direction que le 

 faisceau xy. 



Ces deux prismes sont enfermés dans une boîte métallique 



