128 



LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



métallique à travers lequel Tobservateur voit en même temps le plan 

 du dessin. 



Comme les deux surfaces réfléchissantes sont parallèles et inclinées 

 de 45", le plan du dessin doit être horizontal. 



L'appareil d'Edinger ne saurait être décrit ici, car il n'est pas destiné à 

 être installé sur un microscope. Cet instrument est destiné à projeter 

 et à dessiner de grandes préparations à un faible grossissement. La 

 préparation est fortement éclairée par une lampe et un système de 



Fig. 82. — Principe de la chambre claire d'Oberhauser. — P, grand prisme ; p, 

 petit prisme; O,- oculaire; T, tube vertical ; a:'?/, faisceau émergent réfléchi en 

 P et p; ab, faisceau provenant du plan du dessin. — Original. 



miroirs et de lentilles. L'objectif projette son image sur le plan du dessin 

 ou au foyer d'une chambre noire photographique. 



IV 



EMPLOI DES APPAREILS A DESSINER 



La seule difficulté du dessin à la chambre claire consiste à 

 obtenir un éclairage égal de la préparation et du papier sur lequel 

 on dessine, de manière à ce que les deux pupilles soient également 

 dilatées. En effet, avec les objectifs faibles, l'image microscopique 

 est plus éclairée que le papier et rend la pointe du crayon 

 presque invisible, tandis qu'avec les objectifs forls le papier est 

 trop lumineux et les contours de l'image microscopique sont à 

 peine perceptibles. 



On arrive à réaliser cette égalité d'éclairage en intercalant, sur 

 le trajet des rayons émanés de Tune ou de l'autre source, des 

 verres plus ou moins colorés. En ce qui concerne l'image micros- 

 copique, on a encore la ressource du diaphragme-iris. Une fois 

 qu'on a obtenu l'égalité des deux éclairages, on doit voir avec 

 une égale netteté la pointe du crayon et l'image de la préparation. 



Lorsqu'on a détermiué le point de la préparation qui doit être 

 dessiné, on installe la chambre claire sur le tube du microscope, 



