APPAREILS A DESSINER 131 



plus simple consiste à dessiner le contour du champ du micros- 

 cope : on doit obtenir un cercle parfait, ce dont on s'assure en 

 mesurant deux diamètres perpendiculaires. Si on trouve une 

 ellipse c'est que Tinclinaison est mauvaise; il faut la modifier 

 jusqu'à ce qu'on obtienne un cercle. Une méthode plus précise 

 consiste à employer le micromètre objectif (p. 179); on en dessine 

 les divisions en plaçant successivement l'échelle graduée dans deux 

 directions perpendiculaires. Les traits que l'on dessine doivent 

 être équidistants sur toute la surface du champ, sinon il faut rec- 

 tifier l'inclinaison de la planchette. Cette opération doit être faite 

 avec un grossissement assez fort (au moins 200 diam.), afin que 

 les traits soient séparés par une distance suffisante. Comme ces 



Fig. 85. — Pupitres à dessiner de Leitz. 



traits ont une certaine épaisseur, il faut suivre avec le crayon soit 

 leur partie médiane, soit un des bords. 



La figure 8.0 représente d'autres pupitres à dessiner plus simples, dont 

 l'un est incliné de 12" et est destiné à dessiner avec l'oculaire-chambre 

 claire de Leitz; l'autre, établi d'après Giesenhagen, est susceptible de 

 fournir toutes les hauteurs et toutes les combinaisons. 



Si on ne possède pas de table à dessiner spéciale, réglable en 

 tous sens, on installe une tablette, une boite, une pile de 

 livres, etc., au moyen desquels on règle la hauteur et l'incli- 

 naison du papier à dessin. Le tout doit avoir la plus grande fixité 

 possible, car le moindre déplacement et même les vibrations nui- 

 sent à Texactitude du dessin. Le papier devra donc être fixé soli- 

 dement au support, par exemple au moyen de punaises. 



On doit employer du papier blanc, épais, à grain très fin, 

 supportant bien la gomme à effacer (papier bristol et papier What- 

 man). Les crayons seront de la meilleure quahté, de préférence 

 en graphite, mais, en ce qui concerne leur dureté, les avis sont 



