CHOIX d'un microscope 135 



Choix d'un modèle. — Il faut d'abord se procurer une 

 monture qui permette l'emploi de tous les objectifs et de tous les 

 appareils accessoires. Même si on dispose de fonds limités et si on 

 n'a besoin d'abord que de combinaisons optiques très simples, il 

 faut acheter un modèle grand ou moyen, permettant d'effectuer 

 tous les travaux. On pourra toujours, dans l'avenir, compléter 

 la partie opti(|ue, au fur et à mesure des besoins, tandis que si 

 on achète un petit microscope, on se trouve, au bout de quelques 

 années, possesseur d'un instrument insuffisant et quelquefois inu- 

 tilisable. De là double dépense et perte d'une somme qu'on aurait 

 mieux employée à compléter les combinaisons optiques. On choi- 

 sira donc un grand modèle ou un moyen modèle, qui devra satis- 

 faire aux conditions que nous allons énumérer. 



Il faut choisir, autant que possible, un microscope inclinant. 

 Bien qu'on soit obligé, la plupart du temps, de travailler avec le 

 microscope vertical, il est bon de disposer du mouvement d'incli- 

 naison pour effectuer sans fatigue des examens prolongés. 



La platine devra être fixe; sa forme ronde ou carrée a peu 

 d'importance, pourvu qu'elle soit de grandes dimensions et munie 

 d'un chariot. Je ne sais vraiment pas pourquoi les constructeurs 

 s'obstinent à fabriquer des platines tournantes, à mécanisme de 

 centrage mû par deux vis de rappel. La platine tournante a sa 

 raison d'être dans les statifs destinés à la microphotographie et 

 plus encore dans les statifs minéralogiques. Pour le travail cou- 

 rant elle est très insuffisante. En effet, on ne se sert pour ainsi 

 dire jamais du mouvement tournant ; quant au mécanisme de 

 centrage, il est évidemment très commode pour pratiquer des 

 mensurations ou pour amener au centre du champ un détail par- 

 ticulier. Mais si on tente de l'utiliser pour explorer une surface, 

 même très restreinte, de la préparation, on est tout de suite 

 arrêté par le peu d'amplitude du mouvement. On ne peut en effet 

 déplacer la platine que dans deux directions obliques, et ce dépla- 

 cement est limité par la très faible longueur des vis. En réalité, 

 on fait décrire à la préparation des arcs de cercle qui se coupent 

 au hasard, sans qu'il soit possible de parcourir méthodiquement 

 . une région, si peu étendue qu'elle soit, ni de pouvoir retrouver un 

 point déjà vu. Je considère donc la platine tournante comme une 

 complication tout à fait superflue, dont un des multiples incon- 

 vénients est d'augmenter inutilement le prix du microscope. 

 La vraie platine microscopique est la platine à chariot, à deux 



