136 LE MICKOSCOl'E ET SES ACCESSOIUES 



mouvements rectangulaires, permettant d'explorer complètement 

 et méthodiquement toute la surface d'une lame porte-objet. 



Quelques constructeurs en ont enfin compris la nécessité et se 

 sont décidés à créer des modèles grands ou moyens avec platine 

 à chariot, fixe ou amovible. Sans parler de la grande platine à 

 chariot de Zeiss, décrite et figurée plus haut (p. 13), je citerai le 

 grand modèle à platine exploratrice de Stiassnie (fig. 8), puis, du 

 même constructeur, le microscope n° IV (modèle Calmelte), à pla- 

 tine exploratrice et le microscope moyen (modèle Malassez), à }>la- 

 line carrée à chariot. 



A défaut d'un de ces modèles, on devra choisir un statif à platine 

 carrée et fixe, sur laquelle on fera adapter un chariot amo- 

 vible. Tous les bons constructeurs ont un ou deux modèles de 

 ces chariots, qu'on peut même adapter après coup au micros- 

 cope à platine carrée, si on n'a pu faire de suite la dépense d'un 

 chariot. L'économie qu'on réalise en supprimant la platine tour- 

 nante représente une partie du prix du chariot; le supplément 

 de dépense occasionné par ce dernier est amplement compensé 

 par les services rendus. On trouve d'ailleurs des chariots d'un 

 prix très abordable, par exemple le petit modèle de Leitz (fig. 13), 

 dont le prix est de 63 francs. 



Vappare'd d'éclairage est d'une inq>ortance capitale. Il est 

 absolument indispensable de posséder un condensateur Abbe 

 grand modèle, avec diaphragme-iris. Par contre, les dispositifs 

 comi)liqués des constructeurs allemands, comprenant la crémail- 

 lère pour l'éclairage oblique, le condensateur à charnière et le 

 diaphragme-iris à coupole, sont à peu près inutiles. Les seuls 

 mouvements indispensables sont le déplacement vertical pour la 

 mise au point du condensateur et le déplacement latéral pour 

 écarter rapidement le condensateur hors de l'axe optique, au 

 moment de l'emploi des objectifs très faibles. Ces mouvements 

 peuvent être exécutés au moyen d'une crémaillère, d'une vis 

 d'Archimède ou même d'un levier à bascule (Stiassnie). Le dia- 

 phragme-iris à coupole, destiné à régler Téclairage par le miroir 

 seul, est un organe coûteux et superflu. D'après les règles que 

 nous avons posées pour l'éclairage du microscope, le miroir n'est 

 employé seul qu'avec les objectifs très faibles, pour lesquels 

 l'emploi d'un diaphragme à iris ou à cylindre est complètement 

 inutile. 



Quel que soit le dispositif du condensateur, il doit permettre 



