ENTRETIEN DU MICROSCOPE 141 



avec les doigts souillés de colorants ou de réactifs, ni dévisser ou démonter 

 aucun de ses organes. A part les cas que nous allons indiquer, il faut 

 s'adresser au constructeur dès qu'on constate une défectuosité dans le 

 fonctionnement de la partie mécanique ou de la partie optique. 



Nous allons passer en revue les soins que nécessite chacune des parties 

 du microscope. 



Oculaires. — Un point essentiel est de laisser toujours un 

 oculaire dans le tube du microscope, surtout lorsque les objectifs 

 sont vissés sur le tube ou sur le revolver. On comprend en effet 

 qu'en Tabsence d'oculaire, la poussière tombera dans le tube et 

 viendra souiller la lentille postérieure de l'objectif. Or cette len- 

 tille est généralement assez difficile à nettoyer. Même lorsque le 

 tube ne porte pas d'objeclil, il est essentiel de le préserver de la 

 poussière, car celle-ci s'altacbe à la paroi interne et peut ensuite 

 donner lieu à des jeux de lumière ou tomber sur l'objectif. Adop- 

 tons donc pour règle de laisser toujours un oculaire datis le 

 tube du microscope. 



Le nettoyage des lentilles de l'oculaire doit être fait avec un 

 vieux linge très doux et autant que possible non pelucheux. La 

 lentille oculaire est très souvent salie par la poussière et le contact 

 des cils ou des doigts; elle exige donc un nettoyage fréquent. 



Les poussières qui peuvent se trouver sur la face inférieure de 

 la lentille oculaire ou sur la collectrice apparaissent dans le 

 champ du microscope. Pour s'assurer qu'elles sont dans l'oculaire 

 il suftit de faire tourner ce dernier. Si les poussières tournent 

 aussi, dévisser et nettoyer la lentille collectrice ou la lentille ocu- 

 laire. Si on dévisse à la fois les deux lentilles, avoir bien soin de 

 marquer à quelle extrémité du tube doit se trouver la collectrice. 



Objectifs. — La lentille frontale des objectifs est très facile- 

 ment salie par le baume, l'huile de cèdre, les luts liquides, etc. ; on 

 peut même dire que, la plupart du temps, la mauvaise qualité de 

 l'image microscopique est causée par la souillure de la lentille 

 frontale. Nous engageons donc le débutant à porter son attention 

 sur ce point, avant d'accuser la mauvaise qualité du microscope, de 

 l'éclairage ou de la préparation. Lorsque la préparation est sim- 

 plement montée dans un milieu liquide et n'est pas lutée, il peut 

 arriver que ce liquide déborde la lamelle et vienne mouiller la 

 lentille frontale. L'image devient immédiatement indistincte et il 

 faut se hâter de nettoyer l'objectif, surtout lorsqu'il est souillé 

 par une solution acide ou alcaline. Le même accident peut se 



