L'OBSERVATION MICROSCOPIQUE 157 



2° Phénomènes de diffraction. 



Les stines de diffraction peiivenl être la source d'une illusion 

 d'optique et être prises par Tobservateur pour une structure véri- 

 table. Il y a plusieurs moyens de reconnaître leur véritable 

 nature : tous se ramènent à voir si ces stries peuvent être exa- 

 gérées et si on peut modifier leur écartement. En cas de résultat 

 positif, ce sont bien des stries de ditïraction. Pour cela on réduit, 

 au moyen d'un diaphragme, la section du cône éclairant, ou bien 

 on observe la prépaiation en lumière monochromatique jaune. 

 Dans le premier cas, les stries sont d'autant plus distinctes que le 

 diaphragme est plus petit ; dans le second, réalisé au moyen d'une 

 lampe à sodium ou, plus simplement, en intercalant un écran de 

 verre jaune dans le porte-diaphragme, les stries de diffraction sont 

 exagérées et. écartées. 



Nous avons établi, au début de ce chapitre, une distinction 

 fondamentale entre les images des objets colorés, produites par 

 des phénomènes d'absorption, et les images des objets non 

 colorés, dues à des phénomènes de réflexion et de réfraction. 

 Ces dernières sont, comme on vient de le voir, très compliquées 

 et leur interprétation peut être excessivement difficile; les zones 

 claires et foncées et les franges de diffraction peuvent en imposer 

 pour des membranes ou des stries véritables. Il faut donc être mis 

 en garde contre ces illusions d'optique. Au contraire, les images 

 par absorption sont beaucoup plus fidèles et représentent exacte- 

 ment les contours des objets. Leur interprétation est donc beau- , 

 coup moins sujette à des erreurs, car on n'est pas obligé de tenir 

 compte des phénomènes de réfraction ou de diffraction. 



3° Causes d'insuccès. 



1° Obscurité du champ. — Elle provient d'un mauvais centrage 

 de l'éclairage. Vérifier la position du miroir, la hauteur du conden- 

 sateur, la position du diaphragme-iris qui peut être trop fermé ou 

 décentré, surtout dans les montures qui permettent l'éclairage 

 oblique. Se reporter (p. 34) aux règles concernant l'éclairage du 

 microscope. 



Une obscurité partielle du champ peut être due au revolver, 

 qu'on n'a pas tourné jusqu'au cran d'arrêt ou qui a été poussé 



