4 62 LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



Il faut avoir bien soin, lorsque la vis inicrom 'trique, ancienne 

 ou nouvelle, n'est pas à vis sans fin, de toujours la tenir à peu près 

 au milieu de sa course' et de ne lui faire subir que des déplace- 

 ments peu étendus. Si on la laisse arriver à fond de course, on 

 s'expose soit à ne pouvoir mettre au point, soit, en insistant, à 

 arracher les filets, ce qui serait un grave dommage. 



Si rimage n'apparaît pas, le débutant doit agir avec une grande 

 prudence pour ne pas heurter l'objectif contre la préparation, en 

 exagérant le mouvement de descente du tube. Cet accident peut 

 amener le bris de la préparation et endommager sérieusement la 

 lentille frontale. Donc, si rien n'apparaît, s'assurer, en regardant 

 le microscope de côté, qu'on n'a pas dépassé la limite de la dis- 

 tance fi'onlale. Si c'est le cas, il faut remonter le tube, pour 

 recommencer ensuite le mouvement de descente. Si rien n'appa- 

 raît encore, c'est qu'il faut déplacer légèrement la préparation, 

 pour l'amener exactement dans Taxe optique. Si la préparation ne 

 renferme que de rares éléments très éloignés les uns des autres, 

 on peut chercher à mettre au point, soit sur une bulle d"air, soit 

 sur le bord de la lamelle. On arrive ainsi à trouver la distance 

 frontale de l'objectif faible et, en déplaçant méthodiquement la 

 préparation, on ne tarde pas à amener un des éléments au milieu 

 du champ. En combinant ces mouvements, on arrive prompte- 

 ment à mettre au point avec l'objectif faible. 



Grâce au revolver, rien n'est plus facile alors que de passer à 

 un objectif plus puissant. Lorsqu? le microscope est bien réglé, il 

 suffit de tourner le revolver et de modifier légèrement la mise au 

 point avec la vis micrométrique. 



En suivant ces indications, le débutant est sûr de ne jamais 

 endommager ni ses préparations, ni ses objectifs. C'est d'ailleurs 

 la marche que devrait suivre tout micrographe digne de ce nom. 

 Dès qu'on a un peu d'habitude, ces mouvements se font très 

 vite : c'est seulement en s'astreignant, des le début, à les effec- 

 tuer qu'on apprendra à faire l'examen méthodique d'une prépara- 

 tion. Combien de fois n'ai-je pas vu commencer à examiner une 

 coupe avec un grossissement de 300 ou 400 diamètres, ou même 

 avec l'objectif à immersion! C'est à ce manque de méthode 

 que sont dues les erreurs grossières qui ôtent à certains toute 

 confiance dans les données du microscope. Au contraire, en com- 



1. Pour les anciens microscopes, la vis micrométriquo est au milieu de sa course 

 lorsqu'on voit le prisme à la base de la colonne sur une hauteur de 3 mm. environ. ' 



