EMPLOI DU MICROSCOPE 165 



beaucoup plus souvent qu'on ne croit et même à des micrograplies 

 exercés; il se produit surtout avec les lames de sang et les prépa- 

 rations au baume bien sèches. Au faible grossissement on ne 

 s'aperçoit pas de Terreur et on est tout étonné de ne pouvoir 

 mettre au point avec robjectif à immersion ou même avec un fort 

 objectif à sec. En etïel, à partir d'un grossissement de 300 dia- 

 mètres environ, la distance fi'onlale des objectifs est trop courte 

 pour qu'on puisse mettre au point un objet placé sous une lame 

 porte-objet. Dans ce cas, il ne faut jamais insister, mais on doit 

 relever de suite le tube et s'assurer que la préparation est bien 

 face en-dessus. Généralement, on constate alors qu'elle est 

 retournée. Pour éviter ce désagrément, il faut prendre l'habitude 

 de vérifier avec le doigt la saillie de la lamelle avant de poser la 

 préparation sur la platine. Pour les lames de sang, on s'assure, en 

 regardant la préparation par réflexion, que le côté mat est dirigé 

 en haut. 



3° La lamelle est trop épaisse. — Il se produit alors le même 

 phénomène que lorsque la préparation est retournée. La lentille 

 frontale vient buter contre la lamelle et l'image n'apparaît pas ou 

 reste confuse. 



Cet accident est beaucoup moins fréquent qu'autrefois, car les 

 objectifs, même puissants, ont une dislance frontale suffisante 

 pour empêcher cet inconvénient. Les lamelles qu'on trouve actuel- 

 lement dans le commerce ont aussi une épaisseur plus régulière. 

 Toutefois, lorsque la préparation est très épaisse, il peut arriver 

 qu'on ne puisse mettre au point les plans profonds, même avec 

 les objectifs actuels. Il faut bien se garder d'insister et de conti- 

 nuer à abaisser le tube, car on serait certain de faire éclater la 

 lamelle, d'écraser l'objet et peut-être de détériorer irrémédiable- 

 ment la lentille frontale. x\joulons qu'avec les nouveaux mouve- 

 ments micrométriques le bris de la lamelle est beaucoup moins à 

 craindre, car la vis cesse généralement d'agir sur le tube dès que 

 l'objectif entre en contact avec la lamelle. 



VI.— MANŒ'UVRE DE LA VIS M I C R O M ET R I QU E 

 ET OBSERVATION MICROSCOPIQUE 



Pendant l'observation au microscope, un œil est appliqué à 

 l'oculaire, une main manœuvre continuellement la vis inicromé- 



