168 Li: MICdOSCOPK ET SES ACCESSOIRES 



3° Manœuvre de la vis micrométriqiie. — Nous avons déjà 

 dit à mainles reprises que, pendant l'observation microscopique, 

 la niain droite devait mouvoir conlinuellemenl la vis micromé- 

 trique. Nous savons en effet que le microscope ne i)eut nous mon- 

 trer nettement qu'un seul plan des objets, et même, à cause de 

 Tinévitable courbure du champ, nous ne pouvons pas voir avec 

 netteté, au même instant, toute la surface de ce plan. Or, si 

 petits qu'ils soient, les objets que nous examinons sont des corps 

 solides à trois dimensions; même lorsque nous étudions une 

 coupe, les éléments figurés qui la constituent présentent une cer- 

 taine épaisseur. Nous ne pouvons donc prendre connaissance de 

 la forme et des rapports de ces objets qu'en superposant, par la 

 ])ensée, toute une série de coupes oj>tiques que nous aurons perçues 

 successivement en manœuvrant la vis micrométrique. 



La netteté de celte perception peut être assurée par deux 

 moyens : la mise au point du système optique et le pouvoir d'ac- 

 commodation de Wv'û. Disons tout de suite que ce dernier ne doit 

 absolument pas entrer en jeu dans l'observation microscopi^pie. 

 En effet, si la mise au point est insuffisante et si, par voie réflexe, 

 l'œil s'efforce d'y remédier par des modifications de sa courbure, 

 il en résulte rapidement une fatigue intense des muscles accom- 

 modateurs. Au contraire, en modifiant continuellement la mise au 

 point par la manceuvre de la vis micrométrique, l'œil fonctionne 

 comme s'il était au point sur l'infini, c'est-à-dire ({u'il donne sur 

 la rétine une image nette de l'objet, sans que son mécanisme 

 accommodateur soit mis en action. 



Nous voyons donc que la mana^uvre continuelle de la vis 

 micromé trique est nécessitée par deux raisons : 



1° Mettre au point successivement les différents plans de l'objet 

 afin de prendre connaissance de sa forme par la superposition de 

 coupes optiques infiniment minces; 



2° Assurer la netteté de ces images rétiniennes successives, 

 sans que le mécanisme d'accommodation ait à entrer enjeu. 



Aussi ne saurait-on assez recommander aux débutants la 

 manœuvre correcte de la vis micrométrique, car c'est le seul 

 moyen d'observer sans fatigue, sans danger pour l'œil et d'éviter 

 les erreurs provenant d'une exploration insuffisante des plans 

 successifs des objets. 



4° Manœuvre de la platine mobile. — La main gauche de 

 l'observateur, après avoir réglé l'éclairage au moyen de la cré- 



