CHAPITRE XV 



DÉTERMINATION DES CONSTANTES 

 OPTIQUES DU MICROSCOPE 



Sous le nom de constantes optiques, on comprend le grossisse- 

 ment, la distance focale, la distance frontale, la position des plans 

 focaux, l'angle d'ouverture et enfin les pouvoirs définissant et 

 résolvant. 



Nous laisserons de côté la détermination des distances focale et 

 frontale, des plans focaux et de l'angle d'ouverture, car il est très 

 rare que le micrographe ait à les effectuer. D'ailleurs, dans les 

 catalogues actuels des bonnes maisons de microscopes, ces don- 

 nées sont indiquées avec précision pour chaque objectif. Nous 

 nous contenterons donc d'étudier la détermination pratique du 

 grossissement, ainsi que la vérification des pouvoirs définissant et 

 résolvant. 



I. — DÉTERMINATION DU GROSSISSEMENT 



Le grossissement du microscope, pour un observateur donné, 

 est exprimé par le rapport entre le diamètre de Tobjet et le dia- 

 mètre de l'image microscopique à la distance minima de la vision 

 distincte, c'est-à-dire à 250 mm. Il est nécessaire de préciser ces 

 conditions car, de toute évidence, le grossissement dépend de la 

 distance à laquelle est vue l'image virtuelle. Si cette image est 

 recueillie sur l'oculaire même, elle est très petite; si elle est prise 

 au niveau de la table, elle est beaucoup plus étendue. On s'accorde 

 donc aujourd'hui pour a]>précier le grossissement à peu près au 

 niveau de la platine du microscope, c'est à- dire à la distance de la 

 vision distincte, soit 250 mm. Il faut bien savoir que c'est seule- 



