CHAPITRE XVI 



MENSURATIONS MICROSCOPIQUES 



Les mensurations microscopifjues peuvent s'appliquer aux trois 

 dimensions des objets et à Tévaluation de leurs angles. Nous n'étu- 

 dierons ici que la détermination des trois dimensions des objets, 

 c'est-à-dire les mensurations dans un plan horizontal et dans les 

 plans parallèles à Taxe du microscope. Nous laisserons complète- 

 ment de côté la mesure des angles, qui est exceptionnelle au cours 

 des recherches biologiques et qui nécessite des appareils parti- 

 culiers. 



I. — MENSURATION DANS UN PLAN HORIZONTAL 



11 est bien évident que les mensurations microscopiques ne 

 peuvent être faites directement, c'est-à-dire en superposant une 

 règle graduée à l'objet à mesurer. On les pratique d'une manière 

 indirecte, en comparant une échelle type à l'objet, par l'intermé- 

 diaire d'un dessin ou d'une autre échelle arbitraire, dont la valeur 

 est variable suivant le grossissement. Nous allons étudier succes- 

 sivement ces diverses méthodes de mensuration. 



L'étalon-type, qui est la base de toutes les mesures microsco- 

 piques, est le micromètre objectif. C'est une lame de verre de la 

 dimension d'un porte-obje-t, sur laquelle une longueur de 1 mm. 

 a été divisée en 100 parties, au moyen de traits gravés ou photo- 

 graphiés. Ces traits sont donc séparés par un espace égal à un 

 centième de mm. ou 10 millièmes de mm. Comme l'unité de 

 mesure, en micrographie, est le micron ou millième de mm., 

 qu'on désigne par la lettre grecque a, l'intervalle qui sépare deux 

 divisions est donc éofal à 10 microns ou 10 a. 



