182 



LE MICllOSCUPE ET SES ACCESSOIRES 



o 



9 

 8 



7 

 6 

 5 



3 

 2 

 1 



ce 



en dixièmes de micron, an moyen d'nne échelle millimétriqne, 

 mais il snlïil généralemeni, comme sur notre échelle, d'évalner à 

 une appro.ximalion de un demi-micron. En doublant la longueur 

 de Tabscisse, on aurait une a}tproximation encore plus précise. 



Pour effectuer une mesure, on suit Tabscisse ax avec une des 

 pointes du compas et on s'arrête lorsque Tantre pointe coïncide 

 exactement avec un point de la diagonale; il suffit alors de lire le 

 chiffre de la coordonnée la plus voisine. 



2° l*our les très forts grossissements on peut dessiner une 

 échelle (tig. 107), permettant de mesurer jusqu'à l'approximation 



. ■ 



1 



6 



8 



Fig. 107. — Echelle fractionnée pour un grossissement de 2000 diamètres. — o.c et 



a ont deux centimètres et valent 10 ;a. Les fractions de ox et de o a valent 



1 ;x; les fractions de ax et de oo' valent ;/,l. 



de un demi-dixième de micron (0 ;j. 05 ou mm. OOOUo), sans 

 avoir une abscisse Iroj) longue. Pour cela, au lieu de tracer une 

 seule diagonale, on divise les ordonnées ox et o'«, représentant 

 mm. 01, en 10 parties, correspondant chacune à nn micron, puis 

 on trace les 10 diagonales. L'abscisse sera divisée en centimètres 

 ou en demi-centimètres de faron à permettre d'évaluer commodé- 

 ment la moitié de rintcrvalle entre deux coordonnées. Pour effec- 

 tuer une mesure, on relève au compas le diamètre de l'élément 

 dessiné, puis, comme précédemment, on applique une des pointes 

 du compas au point as*; la position de Taulre pointe, sur l'ordonnée 

 ox^ donne immédiatement le nombre de microns. Pour connaître 

 les fractions de micron, il suffit de suivre l'abscisse ax et de 

 s'arrêter quand l'autre })ointe du comj)as coïncide avec un point 

 de la diagonale. On lit alors le chiffre de la coordonnée. Su}q30sons, 

 comme précédemment, que la i)oinle du compas tombe sur la 



o 



au 



