184 LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



connaître le grossissement, à se reporter au catalogue du construc- 

 teur, mais encore les indications ainsi obtenues sont tout à fait 

 approximatives, car les tables des catalogues sont généralement 

 peu précises. En leur supposant même une exactitude suffisante, 

 elles peuvent être inutilisables si on n'a pas dessiné avec la lon- 

 gueur du tube et à la hauteur voulue. Combien de fois n'arrive-t-il 

 pas qu'on oublie de tirer le tube ou que, faute de temps et de 

 matériel, on dessine simplement au niveau de la table. Le plus sûr 

 est donc, pour éviter tout calcul et aussi toute indication insuffi- 

 sante, de figurer une portion du micromètre 

 sur to.us les dessins. Le procédé de men- 

 suration à la chambre claire est le seul 

 qui donne des résultats précis, lorsqu'il 

 s'agit de mesurer des lignes courbes ou 

 des corps filiformes et enroulés. L'éva- 

 luation de la longueur se fera au moyen 

 d'un compas ou d'un bon curvimèlre, tels 

 que ceux qui servent à mesurer les dis- 

 tances sur les caries lopographiques. 



2° Procédé de rociilaire micromé- 

 trique. — La méthode de mensuration la 

 plus simple et la plus rapide consiste à 

 employer l'oculaire micromélrique. Cet ins- 

 trument (fig. 108) est un oculaire d'Hiiy- 

 ghens ou un oculaire compensateur dans lequel, à la place du dia- 

 phragme, se trouve une échelle graduée. Nous savons qu'en ce point 

 se forme l'image fournie par la lentille collectrice (p. 94 et fig. 59) ; 

 l'image de l'objet et celle du micromètre se projettent donc en 

 même temps sur la rétine de l'observateur, mais avec des gros- 

 sissements différents. Les divisions de l'échelle mesurent généra- 

 lement un dixième de millimètre. La lentille oculaire est montée 

 sui" un tube à frotteaient, de manière à pouvoir être mise exacte- 

 ment au point sur l'échelle. 



L'oculaire micrométrique peut encore être réalisé d'une façon 

 plus simple : on se sert pour cela du micromètre oculaire (fig. 109), 

 petite lame de verre ronde, portant la division micrométrique. On 

 introduit cette lame, face en dessous, dans l'oculaire, après avoir 

 dévissé la lentille supérieure. Elle vient reposer sur le diaphragme. 

 Au cas où l'échelle ne serait pas vue distinctement, on peut 

 dévisser la lentille oculaire d'un certain nombre de tours. 



Fiff. 108. 



Oculaire 



micrométiique. 



