MEXSURATIONS MICROSCOPIQUES 



187 



Exemple d'un tableau donnant les valeurs 

 micrométriques pour 1 à 9 divisions du micromètre oculaire. 



Un autre moyen de simplifier les calculs, lorsqu'on prend un grand 

 nombre de mesures d'objets semblables, est d'établir une moyenne des 

 chiffres représentant les divisions du micromètre et de calculer la valeur 

 réelle de cette moyenne. 



Lorsqu'on emploie les objectifs apocliromatiques de Zeiss et l'oculaire 

 compensateur n" 0, le calcul est supprimé, car cet oculaire est construit 

 de manière à ce ({u'une division du micromètre oculaire représente 

 autant de microns que la dislance focale de l'objectif mesure de milli- 

 mètres, pourvu que le tube soit tiré a lOO mm. Ainsi pour l'apochrotnat 

 de 10 mm., une division vaut 16 [i, pour celui de 8 mm. elle vaudra 

 8 \]. et ainsi de suite i. 



Les constructeurs fournissent toujours une table indiquant la 

 valeur approximative d\ine division du micromètre oculaire 

 pour cha([ue combinaison d'oculaire et d'objectif {tour une lon- 

 gueur de tube donnée; mais pour avoir des résultats exacts^ il 

 est nécessaire de procéder par comparaison avec un micromètre 



1. Zeilschrift f. wiss. Mikr., V, p. 150-155, 1SS8. 



