MENSURATIONS MICROSCOPIQUES 189 



La méthode du micromètre oculaire, quand elle est appliquée 

 avec soin et avec un bon instrument, est certainement une des plus 

 précises, mais elle ne convient que pour mesurer les diamètres 

 ou des objets recliligaes. Des corps de forme irrégulière ou com- 

 pliquée, tels que des Pilaires ou d'autres Nématodes, ne peuvent 

 être mesurés avec rapidité et précision que par le procédé de la 

 chambre claire et du curvimèlre (p. 184). 



Ces oculaires sont destinés 



Fif?. 113. — Oculaire micrométrique 

 à tambour. 



Oculaires microraétriques à tambour 

 à mesurer avec précision des 

 images très étendues, occupant 

 une grande partie du champ. 

 Le principe de ces appareils 

 consiste à faire coïncider un 

 index avec une des extrémités 

 de l'objet à mesurer, puis à 

 déplacer cet index, au moyen 

 d'une vis micrométrique mise 

 en mouvement par un tambour 

 gradué, jusqu'à ce qu'on ait 

 atteint l'autre extrémité de 

 l'objet Le tambour porte, par 

 exemple, 100 divisions, comme 

 dans le micromètre de Leitz 

 (flg. 113), et chaque révolution 

 complète déplace l'index d'une 

 longueur de un demi-millimètre 

 qu'on peut lire sur une échelle 

 divisée en millimètres et demi- 

 millimètres, placée entre les deux lentilles de l'oculaire. Dans ce cas, 

 une division de tambour correspond à un déplacement de l'index sur 

 une longueur de 5 \).. Bien entendu, il faut établir, au moyen du micro- 

 mètre objectif, la valeur micrométrique absolue d'une division du 

 tambour pour chaque objectif. 



Nous ne ferons que mentionner la platine micrométrique, destinée à 

 mesurer avec précision les objets trop grands pour entrer dans le champ 

 du microscope. L'objet est déplacé par un chariot commandé par une 

 vis micrométrique à tambour divisé. On peut ainsi mesurer des objets 

 ayant environ 1 cm. 



3" Procédé de mensuration directe. — Ce procédé est très simple, 

 mais très fatigant; il consiste à regarder d'un œil l'image microscopique 

 et à la projeter de l'autre sur la platine du microscope, où on la mesure 

 au moyen d'un compas. 



Pour obtenir des résultats précis, il faut, d'après Harting, observer les 

 précautions suivantes : on donne à la platine une plus grande surface 

 en y plaçant un carton recouvert de papier blanc, de manière à pouvoir 

 poser commodément les pointes du compas et à les apercevoir nette- 

 ment. L'œil doit être tenu parfaitement immobile. Enfin il faut que 

 l'épaisseur du carton soit égale à celle du porte-objet et la distance de 

 ces objets à l'œil de l'observateur doit être toujours la même. 



