MENSURATIONS MICROSCOPIQUES 191 



de la figiHv nous montre Tobjeclif mis an {loinl sur E, dans le 



plan supérieur de la lamelle. Pour mettre ensuite au point sur le 



plan inférieur, il semblerait qu'on doive l'abaisser de la quantité 



ED, mais en réalité il suffit de le déplacer de la quantité ED' car, 



après réfraction, les rayons partis de D paraissent suivre le trajet 



BD'. Pour connaître Pépaisseur réellede la lamelle (p. 187), il faut 



multiplier la différence des deux chiffres lus sur la vis micromé- 



Irique par Pindice de réfraction du verre de cette lamelle. Dans 



le cas d'un objectif à immersion homogène, l'épaisseur est égale 



au chiffre primitif; au contraire, si le liquide d'immersion a un 



indice de réfraction (n') dilTérent de celui du verre (/?), il faudra 



11 

 multiplier le chiffre primitif par —. 



