EMPLOI DE LA LUiMIÈRE POLARISÉE 205 



lequel ou a tracé, à Tencre ou au diamant, une croix ou un petit 

 cercle de 1 millimètre de diamèlre. Amener cet objet bien au 

 milieu du champ et le fixer avec les valets, puis lourner lente- 

 ment la platine. Inévitablement l'objet sort du champ; il faut Ty 

 maintenir en le déplaçant à la main et en combinant ces mouve- 

 ments avec ceux des vis de rappel. En tâtonnant, on arrive à faire 

 accomplira la platine une rotation complète, .sans que Tobjet sorte 

 du chanqj. Passer alors à un grossissement plus fort qui permet, 

 au moyen des mêmes manœuvres, de parachever le centrage. A 

 partir de ce moment, ne plus toucher aux vis de rappel. 



La platine étant centrée et l'objet tournant entre les niçois 

 croisés, sous Tœil de l'observateur, deux cas peuvent se présenter. 

 Si l'objet s'éteint quatre fois et s'éclaire quatre fois, dans des posi- 

 tions qui sont à 45» l'une de l'autre (ce qu'on peut vérifier au 

 moyen du cercle gradué de l'analyseur), il est évidemment biré- 

 fringent. Il ne faut pas oublier que, pour des objets très minces 

 ou très peu anisotropes, l'éclairement peut être excessivement 

 faible. Si le champ reste obscur pendant toute la durée d'une rota- 

 tion complète de la platine, nous devons ensivager trois hypothèses. 



1*^ Le corps est pourtant biréfringent, mais mal orienté. En 

 effet, si son axe coïncide avec celui du microscope, il se comporte 

 comme un corps isotrope. Dans ce cas, il faut, soit déplacer l'objet, 

 soit faire une autre préparation. 



2° Le corps est biréfringent, mais trop faiblement pour pro- 

 duire un éclairement. Dans ce cas, passer à l'examen avec la lame 

 de gypse ou de quartz sensible. 



3° Enfin le corps est bien isotrope : le changement d'orienta- 

 tion et la plaque de gypse laissent le champ complètement obscur 

 dans toutes les positions. 



Recherche d'une très faible biréfringence. — Il faut d'abord 

 assurer réclairage maximum de la préparation, en employant une source 

 lumineuse intense. En outre, on s'aide soit de la plaque de gypse don- 

 nant le rouge de i" ordre, soit de la plaque de quartz à teinte sensible, 

 donnant le violet sensible n" 2 de 3" ordre. Des corps à biréfringence 

 très faible, peu ou pas visible entre les niçois croisés, exercent pourtant 

 une action sur les couleurs fournies par ces lamelles, dites sensibles, à 

 cause de la facilité avec laquelle les corps biréfringents modifient leur 

 teinte de polarisation. On place les lames sensibles sous l'analyseur, 

 dont la monture doit porter une échancrure spéciale. On fait tourner 

 l'objet et on observe le changement de teinte; avec la lame de gypse, 

 le rouge passe soit au bleu, soit au jaune; avec la lame du quartz, le 

 violet passe soit au rouge, soit à l'indigo. 



