CHAPITRE XVIII 



ÉCLAIRAGE A FOND NOIR 

 ET ULTRAMICROSCOPIE 



L'éclairage normal du microscope est produit par lumière 

 transmise : autrement dit, les rayons émis par la source lumi- 

 neuse pénètrent directement dans Tappareil, après avoir traversé 

 Tobjet qui agit sur eux par absorption, réfraction et diffraction. 

 Au contraire, dans les appareils à fond noir^ aucun rayon lumi- 

 neux lie jjénètre directement dans le microscope; ils y pénè- 

 trent indirectement après avoir été réfléchis, réfractés ou dif- 

 fractés par Tobjet. 



Il s'est établi une certaine confusion dans les esprits au sujet 

 de Téclairage à fond noir et de Tultramicroscopie. On a pris la 

 mauvaise habitude, notamment dans le monde médical, d'appliquer 

 à tous les appareils à fond noir, indistinctement, le nom d'ultra- 

 microscope. Bien que tous ces instruments soient basés sur le 

 même })rincipe, il y a pourtant quelque différence entre le fond 

 noir et l'ultramicroscope. Tout ultramicroscope nécessite un fond 

 noir, mais tout appareil à fond noir n'est pas un ultramicroscope. 



h' ultramicroscope est destiné à rendre visibles des corps réel- 

 lement ullramicroscopiques,' c'est-à-dire dont les dimensions sont 

 au-dessous des limites du pouvoir résolvant du microscope et de 

 la visibilité de l'œil humain. C'est un inslrument compliqué, d'un 

 maniement délicat, nécessitant presque toujours l'emploi d'un 

 éclairage électrique très intense. 



1. Voici quelques définitions qu'il est bon de connaître pour bien comprendre 

 ce qui suit : ultramicvoscopique s'applique seulement aux corps dont les dimen- 

 sions sont au-dessous du pouvoir résolvant maximum des objectifs microsco- 

 piques (0 lA. 23 environ). Ces corpuscules sont dits submia^oscopiques, quand on 

 peut arriver à les éclairer et à les rendre visibles, amicroscopiques dans le cas 

 contraire. 



