ECLAIRAGE A FOND NOIR ET ULTRAM[CROSCOPIE 



213 



3° Condensateur à miroirs concentriques de Jentzch. — 



Ce condensateur est construit par Leitz. Il possède deux surfaces 

 réfléchissantes, une interne convexe et une externe concave 

 (fig. 126). 



Cet appareil s'emploie soit avec des objectifs à sec moyens ou 

 forts, soit avec des 

 objectifs à immer- 

 sion munis d" un dia- 

 phragme intérieur 

 spécial (fig. 1^27), de 

 façon à arrêter les 

 rayon marginaux di- 

 rects et à ne laisser 

 pénétrer dans l'œil 

 de l'observateur que 

 les rayons diffracl es. 



Le condensateur 

 de Leitz existe sous 

 deux formes. L'une 



(fig. 124) s'introduit sous la platine, dans l'appareil d'éclairage, 

 à la place du condensateur ordinaire. Elle est munie de vis de 

 centrage qui permettent un réglage parfait. L'autre (fig. 125) est 



Fig. 1-2-4. - 



(Leitz). 



Coudensateur à miroirs concentriques 

 ■ Grand modèle pour la sous-platine. 



Fig. 1-25. — Condensateur à miroirs concentriques (Leitz). — Petit modèle, se fixe 



sur la platine. 



montée sur une plaque qui se pose simplement sur la platine du 

 microscope, où on la fixe au moyen des valets. Le centrage se fait 

 à la main; il est facilité par deux petits cercles gravés à la sur- 

 face du condensateur (fig. 129). On met au point ces petits cercles 

 avec des objectifs de |)lus en plus forts et on arrive ainsi, par tâton- 

 nements, à un centrage suffisant. Un levier permet d'élever ou 



