ÉCLAIRA.GE A FOND NOÎR ET ULTRAMIGROSCOPIE 217 



sèment. Si on veut employer les objectifs à immersion, il faut 

 faire placer dans leur tube un diaphragme amovible. 



En outre, pour chaque appareil, on aura soin de se conformer 

 aux indications données par le constructeur, en notant bien que 

 l'emploi des apochromats est réservé aux recherches tout à fait 

 délicates. 



8'^ Choix des oculaires. — Pour régler l'éclairage et mettre au 

 point, on se sert docalaires faibles ; mais, pour observer, on devra 

 recourir aux oculaires les plus puissants, de manière à compenser 

 le grossissement insuffisant des objectifs. 



90 Choix de la source lumineuse. — Pour les travaux cou- 

 rants, les lampes à arc ne sont pas indispensables ; on construit 

 d'ailleurs maintenant de petites lampes à arc à main qui fonction- 

 nent avec les courants ordinaires de 110 et 220 volts. Néanmoins 

 les sources lumineuses les plus pratiques, au laboratoire, sont les 

 lampes de Nernst et les brûleurs à gaz intensifs à manchons'. La 

 lampe de Nernst est une lampe électrique, à filament formé 

 d'oxyde de zirconium et de thorium, donnant une lumière blanche 

 très intense et très fixe. Il faut savoir que cette lampe ne s'allume 

 pas immédiatement; il est nécessaire que le fil de platine soit 

 d'abord porté au rouge avant que lincandescence se produise. 

 Après un usage plus ou moins prolongé, il peut même arriver que 

 la lampe ne s'allume plus seule ; dans ce cas, on dévisse le globe 

 avec précaution, et, après avoir établi le courant, on chauffe légè- 

 rement le filament dans la flamme d'un bec Bunsen : l'incandes- 

 cence ne tarde pas à se produire et on remet de nouveau la lampe 

 dans son globe. Toutes ces manipulations doivent être exécutées 

 avec beaucoup de soin, car cette lampe est très fragile : les secousses 

 désagrègent rapidement les oxydes, font tomber le filament en 

 poussière et la lampe devient inutilisable. Pour la même raison, il 

 ne faut faire fonctionner cet appareil que pendant le temps stric- 

 tement nécessaire pour ces opérations. 



Cette lampe est assez coûteuse (20 fr.), mais elle consomme 

 relativement peu d'électricité. Elle se fait en plusieurs modèles, 

 suivant la nature et le voltage du courant (110 ou 220 volts). 



Les brûleurs à gaz peuvent être du type droit (genre Auer) ou 

 renversé. Ce dernier esl le plus commode, car il donne une source 

 lumineuse plus intense et plus condensée. 



1. La lumière troide de Dussaud est économique et pratique. L'appareil se 

 branche sur le secteur électrique. 



