218 LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



En dehors du laboratoire el notamment en voyage, on 

 emploiera les procédés de iorlnne que Fingéniosilé de chacun lui 

 suggérera. Je vais pourlaul en signaler quelques-uns, dont j'ai pu 

 expérimenter l'efficacité. 



Un bon modèle de hrûleurà incandescence est la petite lampe à 

 alcool qui est employée pour les appareils de projection : elle 

 marche au moyen d'une soufflerie en caoutchouc, genre thermo- 

 cautère. Le manchon est petit, mais très lumineux et en donnant 

 au moyen de la poire une forte pression, on arrive à obtenir une 

 incandescence parfaite. Ce manchon, même usagé, peut devenir 

 facilement transporlable : il suffît pour cela de le tremper dans 

 un liquide nommé soléine qui lui reml sa rigidité et sa solidité 

 premières. Les lampes à acétylène de tous modèles sont encore 

 plus })ratiques et donnent une excellente lumière. Notamment, les 

 lanternes de bicyclettes donnent de très bons résultats, elles sont 

 surtout à recommander en plein air ou sous la tente. Pour l'inté- 

 rieur des maisons, il est préférable de choisir d'autres modèles 

 portatifs, moins sujets aux fuites. 



A défaut de ces appareils, on peut très bien faire fonctionner le 

 fond noir avec une lampe à pétrole ordinaire, pourvu quon se 

 place à Vobsv.urité. Une grosse loupe ou un petit ballon rempli 

 d'eau suffit pour éclairer le miroir. Avec ce dispositif très simple, 

 on peut faire d'excellentes observations dans une chambre 

 obscure. 



10'' Installation et centrage de la source lumineuse. — 

 Ces opérations sont de première importance, car le meilleur éclai- 

 rage donnera des résultats très médiocres s'il n'est pas soigneuse- 

 ment centré. 



Le centrage s'effectue en deux temps : on centre d'abord l'éclai- 

 rage, puis le condensateur à fond noir. 



a. Centrage de la source lumineuse. — Si on ne se sert pas 

 de lentille condensalrice, le centrage est soumis aux mêmes règles 

 que pour le microscope. On commence donc par centrer avec 

 ou sans condensateur ordinaire, comme il a été dit p. 43. Puis, 

 sans déplacer le microscope, ni la source lumineuse, on installe 

 le condensateur à fond noir. Employer le miroir plan. 



Si on se sert d'une lentille condensalrice (ou d'une boule rem- 

 plie d'eau) il faut régler les positions de la lam]>e, de la lentille et 

 du microscope, de manière à ce que toute la surface du miroir 

 plan soit parfaitement éclairée. Il est notamment indispensable 



