ECLAIRAGE A FOND NOIR ET ULTRAMICROSCOPIE 



219 



que les bords du miroir soient éclairés très uniformément. Pour 

 cela on place la lentille ou la boule de verre à 15 ou 20 centimètres 

 du microscope. Le miroir de ce dernier étant incliné à 45", il est 



nécessaire que la lentille lui soit parallèle et soit 



-j placée à peu près au niveau de la platine. La 



source lumineuse est placée à :20 centimètres 



environ de la lentille, exactement à son fover 



Fig. 128. — Éclairage du condensateur à fond noir avec une lampe de Nernst et 



une lentille condensatrice. 



juincipal (p. 45). Elle est placée un peu haut, de telle sorte que 

 le trajet des rayons lumineux soit dirigé, de la lampe au miroir, 

 suivant une ligne droite, faisant un angle de 45" environ avec le 

 plan de la table (fig. 128). 



Avec la boule d'eau de Zeiss ou celle qu'on peut réaliser plus 

 simplement avec un gros ballon de verre de un 

 ou deux litres, rempli d'eau très légèrement 

 colorée en bleu par une petite quantité de 

 sulfate de cuivre, il suffit d'élever la lampe à 

 une hauteur suffisante pour que son image 

 vienne se former sur le miroir plan. 



Pour contrôler l'éclairement du miroir on 

 le recouvre d'un morceau de carton blanc. On 

 approche ou on éloigne le microscope, jusqu'à 

 ce que la surface du papier, correspondant au 

 miroir, soit exactement couverte d'un cercle lumineux bien uni- 

 formément brillant. Par quelques tâtonnements on règle ensuite 

 la position définitive du miroir. 



h. Centrage du condensateur à fond noir. — La plupart des 

 condensateurs portent, gravés sur leur face supérieure, un ou 

 deux petits cercles (fig. 129). Il suffit, après avoir réglé l'éclai- 



Fig. 129. — Aspect 

 des cercles de re- 

 père des condensa- 

 teurs à fond noir. 



