230 LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



La plus simple est celle de Malassez ' ((ig. 133). Elle se compose 

 d'une plaque mélalliijue surmontée (Tune petite chambre, métal- 

 lique aussi. On introduit la préparation latéralement et on la fixe 

 au moyen de deux petites portes à coulisse. On peut aussi glisser 

 un thermomètre dans !a chambre. Le chauffage se fait par con- 

 ductibilité, au moyen d'une lamelle métallique articulée, qu'on 

 chauffe directement et dont on peut modifier la longueur suivant 

 la température désirée. La source de chaleur sera une lam[)e-à 

 alcool ou un bec Bunsen à petite flamme. 



La platine de Schullze est basée sur le même principe, mais elle 

 est un peu moins pratique. La jjréparation n'est pas enfermée 

 dans une cham])re, aussi le chauffage est-il moins régulier. 



Parmi les platines à circulation d'eau, je me bornerai à citer 

 celles de Pfeiffer, de Strickcr et de Ranvier. 



1. C. n. Soc. biol, 7 juillet 1886; Arch. de physiol., p. 271-273, 1886. 



