332 METHODES GÉNÉRALES 



ment unit la précision à la simplicité et à la solidité, c'est celui dont 

 nous nous servons actuellement et qui nous donne toute satisfaction. Le 

 principe du microtome de Minot consiste à faire mouvoir et avancer l'objet, 

 |)ar le jeu combint' de deux coulisses perpendiculaires. Le volant, bien 

 équilibré, agit, par l'intermédiaire d'un axe horizontal, sur une bielle 

 qui produit le mouvement de va-et-vient d'un chariot glissant dans une 

 coulisse verticale, taillée dans un fort pilier. Ce mouvement de bas en 

 iiaut actionne le mécanisme qui, par l'intermédiaire d'une roue dentée, 

 fait avancer le chariot porte-objet dans la coulisse horizontale. Voici 

 comment se produit cet avancement : le chariot vertical porte un levier 

 (jui vient buter sur un excentrique. Suivant la position de cet excen- 

 ti-ique, un autre levier, portant un crochet à son extrémité, entraîne un 

 plus ou moins grand nombre de dents de la grande roue dentée. Celle-ci 

 actionne la vis micrométrique qui fait avancer le chariot horizontal. Tel 

 est le principe du microtome de Minot : les modèles des divers cons- 

 tructeurs varient très peu. On peut les classer en doux groupes : d'une 

 part, le modèle Zimmermann possède deux leviers commandant la vis 

 micrométri([ue, ce qui permet d'avoir 10 épaisseurs de coupes difle- 

 rentes; d'autre part, les autres modèles ne possèdent qu'un seul levier, 

 ce (jui limite le nombre des épaisseurs possibles à 6. Mais la maison 

 Leitz a très élégamment tourné la difficulté en adojjtant l'excentrique, 

 ce qui porte à 18 le nombre des é])aisseurs de coupes qu'on peut 

 obtenir. Ces épaisseurs varient, pour le Zimmermann, de un demi-i;. 

 à 20 [X et pour le Lêitz de 1 [j. à 25 [x. 



Le microtome Radais ', fabriqué par Stiassnie, est un instrument par- 

 fait, dont le seul défaut est son prix élevé. Il coûte en elfet 500 francs, 

 alors qu'un bon Minot ne vaut que 200 à 250 francs. Dans le Radais, le 

 porte-objet n'a qu'un seul mouvement vertical; le mouvement micromé- 

 trique horizontal est reporté sur le cluiriot du rasoir. On peut couper 

 indifféremment le collodion ou la parafline, en modillant l'inclinaison 

 du rasoir. Nous verrons (jue le Minot possède le même avantage. 



Le microtome rocking, du type Cambridge, est fabriqué par un grand 

 nombre de constructeurs. C'est avant tout un instrument léger, utilisant 

 les rasoirs ordinaires et ne pouvant couper que de petites pièces. En 

 effet, il n'y a pas ici de coulisses comme dans le Minot : le bras porte- 

 objet oscille autour d'un axe (jui tourne dans une gorge demi-cylin- 

 drique. Cet axe est maintenu en ])lace par un ressort à boudin; on 

 comprend donc que, si la résistance de l'objet dépasse celle du ressort, 

 le bras est repoussé en arrière et les coupes ne se font plus, f^n outre, 

 |)ar suite de la nature du mouvement du bras porte-objet, la pièce 

 décrit une trajectoire, d'où il résulte que les coupes sont des calottes 

 sphériques à très faible courbure, au lieu d'être planes comme avec le 

 Minot ou le Radais. Malgré ces inconvénients, le rocking est un excel- 

 lent instrument, très sérieux et bien moins cher que le Minot ou le 

 Radais. Il est iiulispensable qu'il soit muni d'un porte-objet à trois 

 axes indépendants, permettant une orientation parfaite de l'objet. 



A la rigueur, on peut faire des coupes à la parafline avec les micro- 

 tomes à celloidine des types Jung ou Thonia, mais les résultats ne sont 

 pas aussi bons et il est notamment difliril(> d'obtenir des coupes en 



1. M. Radais, Microtonie à cliariot verlicat sans glissière. Arch. de zool. 

 expcr. et yen. (4), I, notes et revue, p. 65-75, 1903. 



