APPAREILS A DESSINER 



129 



a. 



.O/ 



c^fT 



puis on dispose la feuille de papier à côté du microscope ou en 

 arrière, suivant le modèle de Tappareil à dessiner. Le plan du 

 dessin doit se trouver à la distance de la vision normale, c'est-à- 

 dire environ à 250 mm. de l'œil de l'observateur, en supposant 

 que celui-ci ne soit ni myope, ni 

 hypermétrope. Il ne suffit pas, en 

 effet, que les deux champs soient éga- 

 lement éclairés, pour qu'on perçoive 

 nettement et sans fatigue l'image de 

 la préparation et celle du crayon. Il 

 faut encore que ces deux images se 

 trouvent ta la même distance, de façon 

 à ce que les deux yeux n'aient pas à 

 effectuer des efforts d'accommodation 

 pour deux distances différentes. Or le 

 microscope est construit de telle façon 

 (p. 102) que l'image microscopique 

 définitive se forme un peu au-dessous 

 de la platine (lig. 60), à 250 mm. de 

 la rétine. Le plan du dessin sera donc 

 établi à la même hauteur. En réa- 

 lité, il faut encore tenir compte 

 du trajet effectué par les rayons 

 lumineux dans la chambre claire. La 

 figure 83 montre en effet que, pour 

 obtenir la superposition exacte des 

 images, il faut que la distance de l'œil 

 à l'image microscopique soit égale 



0" 



b' 







c 



à la longueur a' cd b'. On réglera 



Fig. 83. — Schéma d'un micros- 

 cope muni de Tappareil à des- 

 siner d'Abbe, montrant les 

 rapports de hauteur du plan 

 du dessin 0"0"' et de l'image 

 microscopique 00', assurant 

 la superposition exacte de 

 l'image du crayon et de l'image 

 de l'objet; ab, distance de l'œil 

 à l'image de l'objet; a'cdb', 

 distance de l'œil au plan du 

 dessin. — Original. 



donc, par tâtonnements, la hauteur 



du plan du dessin, de manière à 



assurer le mieux jiossible cette coïncidence et à épargner à l'œil 



des efforts d'accommodation. Si la vue de l'observateur n'est pas 



normale, il faudra se servir de verres correcteurs. 



Les pupitres à dessiner, tel (jue celui que représente la figure 84, sont 

 parliculièrcment commodes pour réaliser ce dispositif. Ce pupitre, dit 

 pupitre de Bernhard i, peut être élevé à volonté jusqu'à la hauteur de 



1. Bernhard, Ein Zeichentisch fur mikroskopische Zwecke. Zeitschr. f. tciss . 

 Mikr., IX, p. 439-445, 1892, et XI, p. 298-301, 1894. 



M. Langeron. — Précis de Microscopie. 



9 



