CHOIX d'un microscope 137 



d'installer facilement un condensateur à fond noir ou un ai)pareil 

 de polarisation. C'est là une condition indispensable. 



La mise au point devra, de toute nfîcessité, posséder le mouve- 

 ment rapide par crémaillère et le mouvement lent par vis micro- 

 métrique. Un des avantages les plus sérieux de la nouvelle mise 

 au point avec axe horizontal, mouvement démultiplié et vis sans 

 fin, est de permettre de saisir le microscope par la potence, sans 

 exposer la vis micrométrique à une usure rapide comme dans les 

 anciens modèles. En effet lorsqu'on saisit par la potence un ancien 

 microscope, tout le poids de la portion inférieure de 1 instrument 

 porte sur la vis micrométrique, par l'intermédiaire de la colonne 

 prismatique creuse. C'est principalement cette considération (|ui 

 fera préférer le nouveau mouvement micrométrique. 



Le tube devra être à tirage et ])orter une graduation millimé- 

 trique; nous avons ai)pris à en connaître la nécessité pour corriger 

 l'épaisseur des lamelles. 



Le revolver porte-objectifs est de la plus absolue nécessité. 

 Nous conseillons vivement de prendre un revolver pour quatre 

 objectifs. Une longue expérience nous a appris que le revolver à 

 trois, qui a mallieureusement la préférence des constructeurs, est 

 })ratiquement insuffisant. Même si on n'achète au début que deux 

 objectifs, il faut prendre un revolver à (juatre places : c'est là une 

 précaution que nous ne saurions assez recommander. On a tou- 

 jours à se repentir de faire adapter a}»rès coup un autre revolver 

 sur un ancien stalif. 



La composition optique noimale d'un microscope doit com- 

 prendre, à notre avis, quatre objectifs et au moins deux oculaires. 



Les objectifs. — Un microscope complet doit posséder quatre 

 objectifs, dont trois à sec et un à immersion. Ce dernier sera choisi 

 suffisamment })uissant, il faut éviter les immersions 1/10 ou 1/12, 

 qui peuvent suflire pour la bactériologie, mais qui ne permettent 

 pas les recherches de protozoologie et nécessitent presque toujours 

 l'emploi de très forts oculaires. La puissance de ces objectifs varie 

 du reste, suivant les constructeurs, pour une même distance focale. 

 C'est ainsi que le 1/12 achromatique de Zeiss correspond à peu près 

 au 1/15 de Stiassnie et au 1/16 deLeitz (p. 91) : ces trois types sont 

 de bons exemples d'objectifs à immersion propres à tous les travaux. 



Les objectifs à sec devront comprendre un numéro faible, un 

 moyen et un fort. Les grossissements qui, à notre avis, sont les 

 plus avantageux, corres[)ondent à 40, 125, 300 diamètres (pour 



