138 LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



un oculaire faible) ; voici trois exemples de combinaisons optiques 

 susceptibles de les fournir : objectifs 2, 4, 6, de Stiassnie, 2, 4, 7, 

 de Leitz, A, G, E de Zeiss. Avec un oculaire moyen, le plus fort 

 objectif à sec de ces trois combinaisons donne un grossissement 

 supérieur à 500 diamètres, parfaitement suffisant pour toutes les 

 observations qui n'exigent pas l'emploi des objectifs à immersion. 



Je ne conseille pas l'emploi courant d'objectifs à sec plus forts, 

 surtout pour les débutants. En effet les systèmes à sec très puis- 

 sants sont généralement peu lumineux, ce qui nécessite un 

 emploi ti'ès habile de l'appareil d'éclairage. De plus le choix de 

 ces objectifs doit être très sévère, car ils sont souvent médiocres, 

 même dans les meilleures maisons. 



Les oculaires. — Deux oculaires suffisent pour le travail ordi- 

 naire. Dans les oculaires d'Huyghens, on choisira un n*^ ou 1 et 

 un no 3. Certaines maisons, par exemple Stiassnie, fabriquent 

 pour leurs objectifs achromatiques des oculaires d'une construc- 

 tion plus soignée, dont la lentille oculaire, au lieu d'être simple, 

 est formée d'un système de lentilles destiné à corriger la diffé- 

 rence chromatique du grossissement (p. 57). Ces oculaires sont 

 dénommés un peu improprement oculaires compensateurs, car les 

 véritables oculaires compensateurs sont construits exclusivement 

 pour les objectifs apochromatiques (p. 95). Quoi qu'il en soit, les 

 meilleurs numéros des oculaires compensateurs sont le 6 et le 9. 



Les oculaires très forts tels que le type Huyghens n° 5 ou le 

 type compensateur n° 18 peuvent être utiles dans certains cas, 

 pour faire des numérations et grossir un délail, mais ne sauraient 

 convenir pour le travail courant, à cause de leur faible luminosité 

 et de la fatigue oculaire produite par le peu de netteté de l'image. 



Appareils accessoires. — L'oculaire micrométrique, du type 

 représenté figure 108, ou au moins un micromètre oculaire amo- 

 vible (fig. 109), est indispensable pour les mensurations. Il devra 

 être complété par un micromètre objectif gravé sur verre, néces- 

 saire pour étalonner l'oculaire micrometrique et pour établir le 

 grossissement des dessins. 



La chambre claire devra être prise chez le même constructeur 

 que le microscope. Tous les modèles de chambre claire que j'ai 

 décrits sont bons : je les ai tous expérimentés longuement et je suis 

 certain qu'un opérateur, bien exercé au maniement d'un de ces 

 appareils, obtiendra toujours des dessins très exacts. Le point le 

 plus important est d'avoir une chambre claire bien adaptée au 



