ENTRETIEN DU MICROSCOPE 143 



système optique; la partie supérieure est un simple tube, garni ou 

 non de diaphragmes, destiné à donner à l'objectif la longueur 

 voulue. On peut séparer sans danger ces deux parties, de manière 

 à nettoyer la face postérieure de l'objectif. Il en est de même 

 pour les objectifs faibles, dont on peut généralement dévisser la 

 ou les lentilles pour les nettoyer. 



Une règle très simple consiste à ne dévisser que les parties 

 munies de molettes. On sera sûr ainsi de ne rien détériorer. Un 

 dévissage intempestif peut modifier le centrage des objectifs et les 

 endommager irrémédiablement. 



Conservation des objectifs. — Lorsqu'on ne doit pas se servir des objec- 

 tifs pendant un certain temps, il faut les enfermer dans leurs boîtes de 

 laiton. C'est le seul moyen de les préserver de la poussière et de l'hu- 

 midité. On a renoncé à peu près définitivement aux écrinsqui les garan- 

 tissaient très incomplètement. Si, au cours du travail, on a besoin d'un 

 nombre d'objectifs supérieur au nombre de places du revolver, on con- 

 servera, sous une petite cloche de verre, ceux qui ne servent pas momen- 

 tanément. 



Eviter avec soin les chutes et les chocs qui décentrent les lentilles et 

 détériorent gravement les objectifs. 



Altérations des lentilles. — Ces altérations, qui se manifestent par l'ap- 

 parition d'un trouble ou d'une opacité, ne surviennent guère que sous les 

 tropiques et sont dues à trois causes : 



1" Altération du verre des lentilles (jui se tache et se dépolit sous l'in- 

 fluence d'une atmosphère chaude et humide; 



2° Vitrification duhaume du Canada qui unit les lentilles, sous l'influence 

 d'une température trop élevée ; 



3° Condensation de fines gouttelettes d'eau entre les lentilles. Ce dernier 

 accident est rare avec les objectifs bien montés. Il se réduit générale- 

 ment à une buée qui recouvre les faces accessibles des lentilles. Cet 

 accident se produit aussi en hiver dans les pays tempérés, lorsqu'on 

 passe le microscope d'une pièce froide dans une pièce chauffée, ou sim- 

 plement par condensation de l'haleine au contact d'un microscope froid. 



Les altérations dues aux climats tropicaux sont de moins en moins 

 à craindre, car les objectifs modernes sont construits de manière à être 

 peu sensibles à la chaleur humide. J'ai vu un certain nombre de micros- 

 copes revenir intacts après une longue campagne, par exemple en Afri- 

 que occidentale. D'ailleurs les maisons sérieuses réparent toujours gra- 

 tuitement les lentilles qui viennent à se troubler par l'effet du climat. 



Appareil d'éclairage. — Le miroir et les lentilles du condensa- 

 teur seront nettoyés, comme les autres lentilles, avec un vieux linge 

 bien propre et imbibé au besoin d'un peu d'alcool ou de toluène. 

 Une propreté parfaite de l'appareil d'éclairage est indispensable 

 pour la luminosité et la bonne définition des images. Quelquefois, 



